402 Referate und Besprechungen. IX, 3. 



Kalilange versetzt und mit sterilisirtem Kies etc. in einer weithalsigen 

 Flasche mit Gnmmistopfen geschüttelt und dann bis zum Eintritt der 

 Aetzkaliwirkung zur Ruhe gestellt (eventuell bei Körpertemperatur). 

 Darauf wird (meist das gleiche Volum) Wasser hinzugefügt, geschüttelt, 

 nochmals der Ruhe überlassen, schliesslich nochmals geschüttelt. Das 

 so homogenisirte Sputum wird in einem Tropfapparat aufgesogen; 

 dieser besteht im wesentlichen aus einer graduirten Bürette und einem 

 parallel gestellten Glasrohr, welches in der Mitte mit der Bürette durch 

 einen Gummischlauch verbunden ist und ein durch Gummischlauch be- 

 wegliches Mundstück trägt. Das Glasrohr trägt in der Mitte einen 

 Glashahn mit eingefeilter spitzer Rinne auf einer Seite der Bohrung; 

 die Bürette läuft in eine feine Spitze aus (für bacteriologische Ver- 

 suche durch einen Trichter gegen Luftkeime gedeckt). Mit den kleinsten 

 Tropfen von 100 bis 150 pro cc ergaben sich die besten Resultate. 

 Die Tröpfchen werden auf Deckgläsern aufgefangen , mit Hülfe einer 

 gebogenen Platinnadel auf der Drehscheibe gleichmässig ausgebreitet, 

 auf warmer Platte bei 35 bis 40*^ getrocknet, mit einem schwarzen 

 Ring von Serum mi! Lampenruss umrandet, mittels Spray mit flüssigem 

 Serum überzogen und bei 80 bis 90" fixirt. Färbung mit Carbolfuchsin, 

 Entfärbung in schwefelsaurem Alkohol. (!) Zur Zählung legt Nuttall 

 in das Ocular ein rechteckiges Diaphragma mit einer Haarliuie ein und 

 zählt die Bacillen, wie sie imterhalb der Linie passiren. Die Grösse 

 des Tropfens nach Gesichtsfeldern wird bestimmt mittels einer Scheibe 

 aus Cartonpapier mit Scala (deren Theilstriche Gesichtsfeldern ent- 

 sprechen), auf der sich ein mittels eines Korks an einer der Schrauben 

 des beweglichen Übjecttisches befestigter Zeiger bewegt. Nuttall 

 zählt 16 Gesiohtsfelderreihen in jedem Tropfen. Die Registrirung wurde 

 durch einen kleinen Zählapparat von Schlicht and Field, 7 Exchange 

 Street, Rochester N. Y. erleichtert. Danach erfolgt durch Multiplication 

 die Berechnung der Bacillenzahl des ganzen Sputums. Er glaubt dabei 

 eine Vermehrung der Tuberkelbacillen im Sputum coustatirt zu haben. 

 In praxi ist die Methode doch sehr umständlich und für die Beur- 

 theilung eines Tuberculosefalls wenigstens gänzlich werthlos. 



C^aplewski {Tnhmgen). 



D, Botanisches, 



Pfeffer, E., Studien zur Energetik der Pflanze (Abhandl. d. 

 math.-phys. Gl. d. K. Sachs. Gesellscli. d. Wiss., Leipzig 

 Bd. XVIII, 1892, 151-276). 



