IX, 3. 



Koch: Ein Brenner mit automatischem Gasabschluss. 



311 



erstarren. Selbstverständlich muss man sich vor dem Zerspringen der 

 Gefässe beim Einsenken in das kalte Wasser hüten. Man erreicht 

 dieses durch vorheriges, rasch wiederholtes Schwenken oder Abspülen 

 mit demselben Wasser. 



[Eingegangen am 24. November 1892.] 



Ein Brenner mit automatiscliem Gasabschluss. 



Von 

 Dr. Alfred Koch 



in Göttingen. 



Hierzu zwei Holzschnitte. 



Herr Dr. Robert Muencke (Berlin NW., Luisenstrasse 58) bringt 

 neuerdings einen in Figur 1 in seinem oberen Theile dargestellten Brenner 

 (Patent Porges) in den Handel, bei dessen zufälligem Verlöschen der 



1. 



2. 



Gaszufluss automatisch abgestellt wird. Dies geschieht mit Hülfe des 

 schleifenartig gebogenen Rohres AB (siehe den schematischen Durch- 

 schnitt Figur 2), welches in eine, im Innern des Brenners bei C befind- 



