IX, 2. Schiefferdecker: E. Zimmermann's Mikrotom. 179 



18*50 M. ; ein recht hübscher Definirapparat, um die Paraffiustücke 

 rechtwinklig zu beschneiden, kostet endlich 21 M. 



Vergleicht man dieses Instrument mit dem in der voranstehenden 

 Mittheilung besprochenen von Jung gelieferten Rocking Microtome, so 

 hat es vor diesem den Vortheil, dass es Schnitte liefert, deren einzelne 

 Theile iu einer planen Ebene liegen, während sie bei jenem, wie mit- 

 getheilt, Theile eines Cylindermantels darstellen. In Folge der gleich- 

 massigen Kurbeldrehung können die Schnitte ferner schneller und etwas 

 bequemer gewonnen werden als mit dem JuNG'schen Instrumente, doch 

 dürfte dieses Moment für wissenschaftliche Arbeiten kaum ins Gewicht 

 fallen. Ferner kann bei dem MiNOT'schen Instrumente die Neigung des 

 Messers verändert werden, was unter Umständen von Bedeutung sein 

 könnte, da man so verschieden gestaltete Messer zu verwenden vermag. 

 Die Art der Einstellung des Objects genügt bei beiden Instrumenten 

 nur relativ geringen Ansprüchen. Ein Nachtheil des MiNoi'schen Mikro- 

 toms scheint mir die Schwalbenschwanzführung des Schlittens zu sein, 

 welche nie so genau und fest sein wird als die originelle Construction 

 des Rocking Microtome. Es wird eben der Vortheil der planen Schnitte 

 durch diesen Nachtheil erkauft. Für den gewöhnlichen Gebrauch, bei 

 dem Serienschnitte von 5 bis 4 jx ja mehr als genügend sind, wird in- 

 dessen auch der Schwalbenschwanzschlitten wohl lange Zeit sich als 

 genügend erweisen. Um so mehr als eine Nachstellung desselben vor- 

 gesehen ist, die in dem gegebenen Falle wohl am besten von einem 

 Mechaniker auszuführen sein würde. An Genauigkeit wird das Minot- 

 sche Instrument also das Rocking Microtome nicht erreichen, in Bezug 

 auf die planen Schnitte wird es dasselbe übertreffen. 



Was nun die An Wendungsfähigkeit dieses Instruments an- 

 langt, so kann man es für jede Art von Paraffiuschnitten gebrauchen : 

 für normale, pathologische Histologie und embryonale Serienschnitte. 

 Für feuchte Schnitte und Frostschnitte ist es natürlich nicht geeignet. 

 Die Grenze der Leistungsfähigkeit und damit der Anwendbarkeit für 

 die Paraffinschnitte wird durch die Genauigkeit des Ganges des Schwal- 

 benschwanzschlittens gegeben sein. 



[Eingegangen am 25. August 1892.] 



12" 



