480 Referate und Besprechungen. IX, 4. 



zum Eindampfen eine ca. 30 cm lange und 10 cm breite Kupferplatte, 

 welche man mit einer Spirituslampe an einem Ende erhitzt, genau wie 

 Ehelich es angegeben hat für die Fixirung der Blutpräparate. Das 

 Erhitzen hat, wie schon Fick gezeigt hat, gar keinen schädlichen 

 Einfluss. Scliiefferdecker {Bonn). 



Wiiikler, F., u. Fischer, I., lieber die Verwendung des 

 galvanischen Stromes zur Untersuchung der 

 Secrete und Excrete (Centralbl. f. klin. Medicin, 1893, 

 No. 1, p. 1). 

 YerflP. haben die elektrolytische Wirkung des galvanischen Stromes 

 der medicinischen Technik dienstbar zu machen gesucht und zwar zur 

 leichten und schnellen Herstellung von Sedimenten, speciell von Harn- 

 sedimenten. Das beste Verfahren ist das folgende: An den Polen 

 einer aus zwei Zink-Kohlen-Elementen, ca. 200 Milliampere, bestehenden 

 Batterie werden zwei gewöhnliche Eisendrähte befestigt und mit den 

 freien Enden in einen die Flüssigkeit enthaltenden Glaskolben geleitet. 

 Die Drähte werden durch einen Kork gesteckt oder durch einen Watte- 

 bausch getrennt. Je nach der Stärke des gerade zur Verfügung stehen- 

 den Stromes genügen 5 bis 10 Minuten zur Gewinnung des Sedimentes. 

 Die durch die Elektrolyse entstandenen Gasblasen bilden im Halse des 

 Kolbens eine Schaumschicht, unter welcher eine trübe Schicht auf. 

 tritt: aus dieser entnimmt mau mittels einer feinen, dünnen Pipette 

 das Sediment. Das Glasrohr wird von dem aussen anhaftenden Schaume 

 durch Abwischen befreit und dann ein Tropfen auf den Objectträger ge 

 bracht. Das von den Drähten sich abscheidende Eisenoxydhydrat 

 kommt für das Sediment nicht in Betracht, bei chemischen Unter- 

 suchungen muss man natürlich Platin anwenden. Die Kolbenform des 

 Gefässes ist deshalb besonders zweckmässig, weil es sich darum handelt, 

 auch bei grossen Harnquantitäten eine möglichst kleine Oberfläche für 

 die Sedimentabscheidung zu erhalten. Ist nur wenig Harn zur Unter- 

 suchung vorhanden, so lässt sich auch eine Eprouvette benutzen. Es 

 ist nicht gut, einen stärkeren Strom durchzuleiten, ebensowenig, einen 

 schwächeren Strom längere Zeit einwirken zu lassen: in letzterem Falle 

 findet sich nämlich das Sediment nicht unter der Schaumschicht, sondern 

 sinkt grossentheils zu Boden. — Vor der Centrifuge hat das angegebene 

 Verfahren den Vorzug der grösseren Einfachheit des Instrumentariums; 

 ferner kann man beliebig grosse Harnmengen verwenden, während bei 

 der Centrifuge nur 10 bis 15 cc zur Verfügung sind. Die Verff. haben 

 auch bei ganz klaren Harnen immer eine Sedimentschicht erhalten. So 



