546 



Referate und Besprechungen. 



IX, 4. 



Der beistehend abgebildete Apparat \ der nicht allein zur Bestim- 

 mung des speeifischen Gewichtes von Flüssigkeiten, sondern auch zur 

 Trennung von gemengten Mineralpulvern dient, beruht auf dem Principe, 

 dass die Höhen von Flüssigkeitssäulen, die in communicirenden Röhren 

 einander das Gleichgewicht halten, ihren speeifischen Gewichten umge- 

 kehrt proportional sind. 



Wie aus dem schematischen 



Durchschnitte (Figur 2) zu ersehen, 

 stellen «, &, a, ß ungleich lange, 

 aber gleich weite mit Millimeterscala 

 versehene cylindrische Röhren dar. 

 Ebenso sind c und y cylindrische 

 Röhren, deren Durchmesser aber ein 

 so grosser ist, dass c den gesammten 

 Inhalt von a + ^, Y den von a -|- ß 

 aufzunehmen vermag. 5, g und li 

 stellen engere Glasröhren dar, £ und 

 /• Gummischläuche, ä und e in ein- 

 ander eingeschliflene, nach unten 

 verengte Glasröhren, von denen c, 

 von einem Gummiband nach oben 

 gepresst, die äussere Hülle d um- 

 giebt. Ein Quetschhahn [i und zwei 

 Glashähne m und i schliessen e, £ 

 und li. Der ganze Apparat ist an 

 einem Holzgestell mit breitem Fuss 

 befestigt (Figur 1). 



Da die vier Scalen o, a, h^ ß 

 in der Regel nicht genau gleiche 

 Höhe besitzen, so muss zunächst ihr 

 e Differenz ein und für allemal fest- 

 gestellt werden. Es geschieht dies, 

 indem man nach Oeffnung des Hah 

 nes i in a und a so lange Wasser 

 eingiesst, bis der untere Meniscus beinahe das Scalenende in i, be- 

 ziehungsweise ß erreicht hat. Nach Ablesung der Lage der im Niveau 

 befindlichen Menisken erhält man direct den Unterschied der beiden 

 Scalen in a und &, beziehungsweise a und ß. Grössere Genauigkeit wird 



') Zu beziehen vom Glasbläser Götze, Leipzig, Liebigstrasse, Ecke der 

 Nürnberger Strasse, für 22 Mark. 



