32, 1. Referate. 85 



tropfen feine Partikel, die zur Verwechslung- mit Bakterien Anlaß 

 geben können ; ist alle Vaseline entfernt, so fließen eng beieinander- 

 liegende Tröpfchen zusammen. 



Die Isolierung verläuft folgendermaßen : Man bestreicht den 

 oberen Rand der feuchten Kammer dick mit Vaseline , bedeckt den 

 Boden mit Wasser und befeuchtet das Filtrierpapier der Wände, 

 sterilisiert ein nach der obigen Vorschrift präpariertes Deckglas 

 durch vorsichtiges, die dünne Vaselineschicht nicht beseitigendes 

 Erwärmen über einer Gasflamme und drückt es auf den Rand der 

 Kammer. Mit einer Platinöse oder noch besser mit einer an der 

 Spitze umgebogenen Pipette bringt man auf der Unterspite des Deck- 

 glases Tröpfchen steriler Nährlösung an. Es empfiehlt sich, das Deck- 

 glas auf der Oberseite durch Tuschestriche in einige Felder abzuteilen; 

 das erleichtert die Einstellung auf die Tropfen und ermöglicht ihre 

 sichere Unterscheidung. Einer der Tropfen , der nahe dem oifenen 

 Ende der Kammer liegt, wird mit den Organismen, die zur Isolierung 

 bestimmt sind , geimpft. Alsdann bringt man die Kammer auf den 

 Tisch des Mikroskopes und stellt mit schwacher Vergrößerung so ein, 

 daß die Mitte des freien Deckglasrandes das Gesichtsfeld halbiert. 

 Nachdem das Objektiv dem Deckglas bis auf 2 bis 3 mm genähert 

 und das off'ene Ende der Kammer durch ein Stück angefeuchteten 

 Filtrierpapiers geschlossen worden ist, fertigt man in der besprochenen 

 Weise eine Pipette an und befestigt sie am Pipettenhalter, der so 

 eingestellt sein muß, daß die Pipette zwar dicht unter dem Deckglas 

 steht, aber nicht mit den hängenden Tropfen in Berührung kommt. 

 Mit Hilfe der Schrauben des Pipettenhalters bringt man die Spitze 

 der Pipette in die Mitte des Gesichtsfeldes. Man kann dazu den 

 Rand des Deckglases und den Tubus des Mikroskopes als Visierlinien 

 benutzen oder auch nach Entfernung von Okular und Objektiv durch 

 den leeren Tubus schauen. Mittels des beweglichen Kreuztisches 

 bringt man alsdann den Rand eines der hängenden Tropfen von 

 steriler Nährlösung in das Gesichtsfeld, stellt nun wieder genau auf 

 die Spitze der Pipette ein und hebt gleichzeitig Pipette und Objektiv, 

 bis die Pipettenspitze das Deckglas dicht neben dem Tropfen berührt. 

 Indem man , die Pipettenspitze sanft gegen das Deckglas drückend, 

 den beweglichen Kreuztisch leicht bewegt, erreicht man, daß ein sehr 

 kleines Stück der Pipette abbricht und eine enge Öff'nung entsteht. 

 Mit dieser führt man die Pipette für einige Sekunden in den Nähr- 

 lösungstropfen ein und saugt gleichzeitig am Gummischlauch, so daß 

 die Pipette etwas von der Flüssigkeit aufnimmt. 



Es gilt nun , die Pipettenspitze in die Mitte des Gesichtsfeldes 

 eines stärkeren Objektives zu bringen. Das ist einfach, wenn die Ge- 

 sichtsfelder der beiden Objektive genau zusammenfallen. Im anderen 

 Falle bringt man, zweckmäßig mit Hilfe des Mikrometer-Okuhires, die 

 Spitze an einen vorher bestimmten, dem Zentrum des Gesichtsfeldes 

 der starken Vergrößerung naheliegenden Punkt. Nun schraubt man 



