Bandst. Heft 1. 



[Mitteilung aus dem Institut für Mikroskopie an der Universität Jena.] 



Über das Auflösungsvermögen der Mikroskope 

 bei Hellfeld- und Dunkelfeldbeleuchtung. 



Von 

 H. Siedentopf, 



Leiter der Mikroskopabteilung des Zeißwerks in Jena. 



Hierzu fünf Textabbildungen und drei Tafeln (Tab. I— III). 



NEW . 



botan«. - 



ÜAkUÜ!^ 



Einleitung. 



Die Frage nach dem Auflösungsvermögen wird im allgemeinen 

 nach Abbe so beantwortet, daß man angibt, wie sich bei gegebener 

 Wellenlänge des Lichtes und gegebener Apertur des Mikroskopobjek- 

 tives der kleinste Abstand eines Strichgitters berechnet, der noch 

 abgebildet werden kann. Dabei wird angegeben, daß die Grenze 

 nur bei äußerst schiefer Hellfeldbeleuchtung erreicht werden kann 

 und ferner hinzugefügt, daß zwar dieser Abstand noch richtig wieder- 

 gegeben wird , nicht mehr aber weitere Einzelheiten , wie z. B. das 

 Verhältnis von Strichbreite zu Strichabstand. 



Damit erhält man eine Regel für die Grenze des Auflösungs- 

 vermögens, die für ein gegebenes Objektiv eine bestimmte Beleuchtung 

 und ein Idealgitter von bestimmter Feinheit vorschreibt. 



Wir wollen nun die Fragestellung nach zwei Richtungen hin 

 erweitern, indem wir erstens untersuchen, wie sich gewisse unrichtig 

 wiedergegebene Bildeinzelheiten verändern , wenn wir bei einem ge- 



Zeitscbr. f. wiss. Mikroskopie. 32, 1. 1 



