40 Siedentopf: Über das Auflösungsvermögen der Mikroskope. 32,1. 



mehr veranlassen kann, oder was dasselbe sagt, es muß unter allen 

 denkbaren umständen die Intensitätsformel für das abgebeugte Licht 

 die Differenz der Breclmngsexponenten der beiden angrenzenden 

 Medien als Faktor besitzen. 



Auch die Versuche mit metallisch reflektierenden Körpern schlugen 

 fehl. Ein dünner Eiseudraht erwies sich als zu dick, außerdem 

 wirkte er als sehr trübes Medium, wodurch die sonst helle Kauten- 

 beugung störend überstrahlt wurde. Ähnlich erging es mit Glas- 

 fäden , die versilbert wurden. Auch die Versilberung wirkte als 

 trübes Medium, selbst wenn sehr langsam und dick versilbert wurde. 

 Weniger trüb wirkt Vergoldung, aber immer noch genug, um für 

 genauere Messung das Ergebnis unsicher zu machen. Nahm man 

 statt des sich schlechter versilbern lassenden Flintglases einen Faden 

 aus Prismencrown, so zeigte sich ferner, daß es wegen des kleineren 

 Erweichungsintervalls sehr viel schwerer war, gerade Fäden zu ziehen. 

 Die beim schnellen Ziehen auftretenden Schwingungen verursachten 

 periodische Verdickungen auf dem Faden , die ihm ein knotiges 

 Aussehen geben. 



Die besten Ergebnisse wurden mit Fäden aus schwerstem Bleiglas 

 erzielt. Die Fadenbilder erschienen als doppelte Interferenzstreifen 

 wegen der doppelten Kantenbeugung und wegen der genügenden 

 Differenz im Brechungsvermögen gegen das Einbettungsmedium aus- 

 reichend hell, um bei Beleuchtung mit Nernst- Licht eine zuverlässige 

 Messung zu ermöglichen. 



Die Fäden, deren Dicke 5 bis 10 /t betrug, wurden in einer 

 Spannvorrichtung befestigt und mittels einer besonderen Ausrichte- 

 vorrichtung, die sonst zum Herstellen von Spinnfadenkreuzen in astro- 

 nomischen Okularen diente, bei mikroskopischer Beobachtung auf die 

 drehbare Glasscheibe des Apertometers gebracht. Auf der Glasscheibe 

 war eine gerade Linie geätzt, deren Enden als Index zum Ablesen 

 der Aperturenskala dienten und deren Richtung durch den Drehungs- 

 mittelpunkt der Scheibe lief, was dadurch sichergestellt war, daß 

 die Ätzung auf der Teilmaschine vorgenommen wurde. In der Mitte 

 war der Ätzstrich unterbrochen und hier wurde der Glasfaden so 

 aufgelegt , daß seine Enden sich mit dem Ätzstrich deckten. Die 

 Enden wurden mit einem Klebstoff fixiert, damit die Spannung im 

 Faden nicht verloren ging. 



Die Genauigkeit der Messungen hängt von der Breite des Schlitzes 

 ab, der an dem Beleuchtungsprisma angebracht war und ^/g mm breit 

 gehalten wurde. Dadurch wurde erreicht, daß bis auf zwei Stellen 



