38 Siedentopf: Über das Auflösungsvermögen der Mikroskope. 32,1. 



Durch ein neben der Glasscheibe rechtwinklig zum Nullpunkt 

 der Aperturenskala fest aufgesetztes Glasstück, das mit einem schmalen 

 Schlitz und einer passenden Beleuchtungslinse versehen ist, wird für 

 eine wohldefinierte einseitig schiefe Dunkelfeldbeleuchtung gesorgt, 

 die durch die Stirnfläche der Glasscheibe eintritt. Ein von außen 

 verstellbares, durch eine Glasplatte abgeschlossenes Spiegelchen lenkt 

 die Strahlen der Lichtquelle (am besten Nernst- Mikroskopierlampe) 

 nach oben zum erwähnten Glasstück, das an der Vorderkante unter 

 45® angeschliffen und versilbert ist, so daß an dieser Spiegelfläche 

 die Strahlen nach dem Objekt zu weiter reflektiert werden. 



Eine Vorstellung von der Einrichtung gibt Figur 12. Wir sehen 

 zwei symmetrische Teilungen, deren Benutzung die Beseitigung eines 

 etwaigen Nullpunktsfehlers ermöglicht, der daher rühren könnte, daß 

 der Faden nicht genügend geradlinig verläuft. Die beiden mittleren 

 Schrauben dienen zur mikrometrischen Drehung der Glasscheibe. Der 

 vordere Trieb ermöglicht eine bequeme Spiegelverstellung zur richtigen 

 Einstellung der Beleuchtung. Eine obere Platte verdeckt das Glas- 

 stück , durch welches die Strahlen der Beleuchtung verlaufen. Der 

 hintere Flansch dient zum Auflegen der Tischfedern des Mikroskopes, 

 für welche zwei Aussparungen links und rechts Raum lassen. 



Die Genauigkeit der mit diesem neuen Faden -Apertometer zu 

 erzielenden Messungen hängt wesentlich von der zweckmäßigen Her- 

 stellung des Fadens ab. Es ist zunächst selbstverständlich , daß 

 derselbe in einem Medium eingebettet sein muß, das einen Brechungs- 

 exponenten besitzt, der mindestens etwa 1*5 beträgt, damit man die 

 hoben Immersionsaperturen wenigstens bis 1'4 noch messen kann. 

 Auf noch stärkere Objektive, wie z.B. Monobromnaphthalin- Immer- 

 sionen von 1*6 Apertur, braucht man nicht Rücksicht zu nehmen, 

 da sie sich in der Praxis des Mikroskopikers nicht eingebürgert 

 haben. Dann muß die Substanz des Fadens einen erheblich größeren 

 Brechuugsexponenten besitzen , damit die Intensität des abgebeugten 

 Lichtes nicht zu klein würd. Oder man könnte umgekehrt die Sub- 

 stanz des Fadens als niedrig brechendes Medium wählen , das in 

 einem höher brechenden einzubetten wäre. Das wäre der Fall bei 

 in Glas gezogenen feinen Diamantstrichen, die den Vorzug besitzen 

 würden, von vornherein die nötige Geradlinigkeit zu gewährleisten. 

 Da die Striche aber einen Faden darstellen, der zunächst aus Luft 

 besteht , die sich bei der Natur der Diamantstriche wohl nur sehr 

 unvollkommen durch eine hochbrechende Flüssigkeit, wie z. B. Schwefel 

 gelöst in Methylenjodid , verdrängen lassen würde , ganz abgesehen 



