32 Siedentopf: Über das Auflösungavermögen der Mikroskope. 82,1. 



Für alle Wellenlängen, die kürzer als 0*66// sind, bleibt die 

 gegebene Dunkelfeldbeleuchtung unwirksam für das erste Beugungs- 

 büschel. 



Eine analoge Ausrechnung für das zweite Beugungsbüschel er- 

 gibt das Resultat, daß die ganze ÖfTnung des Kondensors für das 

 ganze Wellenlängenbereich wirksam bleibt. 



Für das dritte Beugungsbüschel ergibt eine weitere einfache 

 Rechnung nach den entwickelten Formeln , daß für A > 0*57 fi die 

 ganze Öffnung unwirksam bleibt, daß für Wellenlängen zwischen 0*57 

 und 0*56 // Teile der Öffnung wirken und daß für Wellenlängen 

 unter 0*56 i^i die ganz oben angegebene Öffnung des Kondensors 

 wirksam ist. 



Im Wellenlängenbereich von 0*67 bis 0*57 // kann deshalb das 

 Gitter nicht abgebildet werden, da nur das zweite Beugungsspektrum 

 in das Objektiv eindringt, das aber allein zur Bilderzeugung nicht 

 ausreicht. 



Zweckmäßige Wahl der Dunkelfeldblenden. Zum Glück 

 lassen sich durch zweckmäßige Wahl der Dunkelfeldblenden im Ver- 

 hältnis zur Apertur des Objektives solche unangenehmen Lücken im 

 Auflösungsvermögen von vornherein vermeiden. 



Damit solche Lücken überhaupt möglich sind, muß die Apertur 

 der Dunkelfeldbeleuchtung mehr als zweimal so groß wie die Apertur 

 des Objektives sein. Sie können also nicht mehr eintreten, wenn 

 wir uns für die Handhabung zur Richtschnur nehmen, daß die Apertur 

 der Dunkelfeldbeleuchtung stets kleiner sein soll , als die doppelte 

 Apertur des Objektives. 



Diese Richtschnur führt uns zu einer vernünftigen Einteilung der 

 für die ganze Reihe der Objektivaperturen notwendigen Dunkelfeld- 

 blenden. 



Mit dem Paraboloidkondensor lassen sich alle Objektive, deren 

 Apertur 0'65 und mehr beträgt, verwenden, ohne daß wir die soeben 

 aufgestellte Bedingung verletzen. Eine Dunkelfeldblende von der 

 Apertur 0*5 würde für Objektive von 0*3 und 0*4 Apertur genügen 

 und eine weitere von der Apertur 0".3 für Objektive von 0*15 und 

 0'2 Apertur. Für noch schwächere Objektive wird gleichzeitig die 

 Forderung nach einem entsprechend großen Sehfeld^ das noch bei 

 allseitig schiefer Dunkelfeldbeleuchtung abgebildet werden kann, er- 

 hoben. Hier wird der sogenannte Plaiiktonkondensor ^ der vom 

 Verfasser auf Anregung des Herrn Prof. Nathansohn konstruiert 

 wurde, gute Dienste leisten. Derselbe liefert ein brauchbares Dunkel- 



