32, 2, Referate. 205 



Die Tiere wurden nach Betäubung durch Scldag auf den Kopf dekapi- 

 tiert. Das Feniur wurde herauspräpariert und das Femurköpfchen 

 auf dem Mikrotome in Querschnitte zerlegt von 50 i^i Dicke. 2 Mi- 

 nuten nach dem Tode des Tieres lagen die Schnitte schon in der 

 Farbflüssigkeit. — Das Toluidinbhiu war bezogen von Dr. G. Grübler 

 & Co. in Leipzig. Die konzentrierte Salzsäure hat das spezifische 

 Gewicht 1'19. — Die allmähliche Entstehung der P\ärbung und ihre 

 Veränderung durch Zusätze beobachtete Verf. in einer von ihm kon- 

 struierten und von der Firma Kobe in Marburg hergestellten Glas- 

 zelle. Eine starke Glasplatte von 12:8 cm wird in der Mitte von 

 einem Loche durchbohrt (Durchmesser 2 cm). Unter die Schmalseiten 

 der viereckigen Platte werden 8 mm dicke, 3'5 cm breite und 8 cm 

 lange Glasplatten gekittet. Der Kitt besteht aus einem Teile von 

 gelbem Wachse und zwei Teilen Kolophonium. Das Loch wird von 

 unten her durch ein Deckgläschen von 24 mm Seite, Dicke c, ver- 

 schlossen. Dieses Deckgläschen kann, wenn es zertrümmert ist, leicht 

 durch ein neues ersetzt werden, das mit einem heißen Eisen sanft 

 gegen den sitzengebliebenen Kitt angedrückt wird. Zu beiden Seiten 

 des Loches und an der dem Beschauer gegenüberliegenden Seite 

 werden drei Löcher gebohrt. Die beiden seitlichen nehmen jedes 

 eine dünne Glasröhre auf, so daß diese mit der Unterseite des Objekt- 

 trägers abschließt und fest eingekittet wird. Das dritte Loch enthält 

 ein Thermometer, dessen Quecksilberbehältnis zu der Röhre in rechtem 

 Winkel abgebogen ist. Weiter gehört zu dem Apparate ein dünn- 

 wandiges kreisrundes Glasschälchen von 11 mm Höhe und 36 mm 

 innerem Durchmesser. Li den Boden dieses ist ein Platindraht ein- 

 gekittet, der mit einer länglichen Öse endigt. Der Draht ist so ge- 

 stellt , daß die horizontal stehende Ose in die Mitte der Eingangs- 

 ebene des Gläschens zu liegen kommt. Das Präparat wird auf die 

 Mitte des Deckgläschens gelegt, das Glasschälchen wird so gegen 

 den Objektträger gedrückt , daß es alle vier Löcher umschließt und 

 das Präparat von unten her festhält. Dann wird es mit dem Wachs- 

 kolophoniumkitt leicht und schnell festgekittet. Dann werden mit 

 einer der beiden seitlichen Glasröhren zwei Glasgefäße verbunden 

 durch Vermittelung einer V-förmigen Röhre, die durch einen drei- 

 fach durchbohrten Hahn mit einer gewöhnlichen Korkflasche ver- 

 bunden ist. Von diesen Glasgefäßen ist eins ein großes Meßgefäß 

 voll destillierten Wassers , das andere eine Bürette mit der Farb- 

 flüssigkeit. Man kann daher durch passende Einstellung des dreifach 

 durchbohrten Hahnes Farbflüssigkeit in die Glaszelle laufen lassen 

 in beliebig schnellem Strome. Sie wird durch die andere seitliche 

 Glasröhre wieder ablaufen. Will man die Färbung unterbrechen, 

 so stellt man den Strom ab und ötfnet den Hahn des großen Meß- 

 gefäßes. Li kurzer Zeit wird dann das destillierte AVasser die Farb- 

 flüssigkeit ersetzt haben. Will man jetzt den Schnitt mit einer an- 

 deren Flüssigkeit, z. B. mit einem Fixierungsmittel behandeln, so dreht 



