32,2. Hirschler: Ein Apparat, der als Fixierungsmeliorator wirkt. 1G5 



Der Apparat wird mittels Wasser in Bewegung gesetzt, welches 

 man aus einem Rolire in die Fäclier / herabfließen läßt, wodurch die 

 Scheibe a in Rotation gerät ; aus den P'ächern ergießt sich weiter 

 das Wasser in den Behälter /i-, von wo es mittels eines Rohres l ab- 

 geführt wird. 



Beim Fixieren der Objekte ist auf folgende Weise vorzugehen: 

 Man wählt sich genau schließende Gläser, deren Volumen der zur 



Fixierung nötigen Quantität des Konservierungsmittels annähernd 

 gleichkommt und legt die zu untersuchenden Objekte hinein ; hiernach 

 bringt man die Gläser in die Klemmeinrichtungen, befestigt sie dort 

 mittels der Schrauben c und setzt den Apparat in Bewegung. Da bei 

 der Einhaltung der oben genannten Maßregel das Konservierungsmittel 

 fast vollkommen die Gläser erfüllt, bleiben die Objekte ununterbrochen 

 während der Scheibenrotation in ihm, was für das Gelingen der Fixie- 

 rung von Wichtigkeit ist. Sind dagegen die Gläser unvollkommen 

 gefüllt, so kleben sich oft die Objekte an den Wänden an und ver- 



