ISO Referate. 32,2. 



Zählquadrate im Zähluetze von großer Bedeutung. Verf. gibt sodanu 

 eine genaue Beschreibung der Benutzung dieser Zcählplatte. Man 

 braucht, wenn man die üblichen Verdünnungen von 1 : 10 bzw. 1 : 200 

 innehält und 160 große bzw. 80 kleine Quadrate des Zählnetzes 

 durchgezählt hat , die erhaltene Anzahl der Leukozyten bzw. der 

 Erythrozj^ten nur mit 10 bzw. mit 10000 zu multiplizieren, um die 

 für 1 qmm reinen Blutes gesuchte Anzahl weißer oder roter Blut- 

 körperchen zu erhalten. Der Verdünnungsfaktor des Blutes ist in- 

 dessen, soweit nicht automatische Abmeßvorrichtungen benutzt werden, 

 variabel. Unter Berücksichtigung dieses Umstandes, sowie der Quadra- 

 turanordnung im Zählnetze wurden mehrere Hilfstabellen ausgerechnet, 

 die jeder Kammer beigegeben werden und bei deren Anwendung die 

 umfangreichen und zeitraubenden Umrechnungen erspart werden. — 

 Zuletzt bespricht Verf. die für diese Methode geeignete Transport- 

 methode der Blutflüssigkeit von der Pipette auf das Zählnetz der 

 Zählkammer. Abweichend von der in Deutschland gebräuchlichsten 

 Methode nach Thoma-Zeiss, geschieht bei der beschriebenen Kammer 

 die Übertragung des Blutgemisches von der Pipette auf die Zähl- 

 kammer in der Weise, daß der aus dem seitlichen Ansatzrohre der 

 Pipette heraustretende Tropfen sofort auf die mittlere Glasleiste in 

 die Nähe des Zählnetzes aufgesetzt wird, worauf der Tropfen durch 

 das Deckglas, das jetzt erst seitlich nach dem Zählnetze zu verschoben 

 wird, aus seiner Lage gebracht und über das Zählnetz geschoben 

 wird. Durch diese seitliche Tropfenverschiebung werden die in der 

 Flüssigkeit suspendierten Blutkörperchen während der gesamten Be- 

 wegungsdauer des Deckgläschens durcheinander gewirbelt, so daß die 

 Verteilung der Blutkörperchen durchaus gleichmäßig sein muß, und 

 dies um so mehr, da ja das Deckglas stets, also auch während der 

 Bewegung, unter gleichmäßigem Federdrucke steht. Mit dem Auf- 

 hören der Bewegung des Deckglases kommt auch die über dem Zähl- 

 netze lagernde Schicht zum Stillstande, worauf die Blutkörperchen auf 

 den Boden der Kammer , auf das Zählnetz , niedersinken. — Nach 

 Verf. erfolfft bei dieser Methode ein größeres Abmessen von Blut 

 und Verdünnungsflüssigkeiten , diese Flüssigkeiten werden im selben 

 Geräte exakt gemischt und aufbewahrt und aus der so gemischten 

 Blutflüssigkeit sinken dank der eigenartigen Transportmethode von 

 der Pipette auf das Zählnetz die Blutkörperchen schließlich in voll- 

 kommen gleichmäßiger Weise auf das Zählnetz nieder. Die neue 

 Methode ist daher eine wesentlich vereinfachte und zuverlässige Methode 

 der Blutkörperchenzählung. — Der Preis der Kammer beträgt 24 M., 

 der der Pipetten 15 bzw. 8 M. Die patentamtlich geschützten Instru- 

 mente liefert die Firma Carl Zeiss in .Jena bzw. die Glaspräzisions- 

 technische Werkstätte von Albert Sass in Berlin N. 113. 



Schiefferdecker (Bonn). 



