184 Keferate. H2, 2. 



Blutkörperchen bestimmt uiul ebenfalls zur besseren Übersicht in vier 

 Teile zerlegt ist. Als Zählkammer dienen die jetzt gebräuchlichen, 

 von Thoma oder BtJRKER, aber ohne Netzteilung. Ihre Höhe beträgt 

 0"1 ram. Es folgt die nähere Angabe der Auszähltechnik, derent- 

 wegen auf das Original verwiesen wird. Für die Zählung der Blut- 

 körperchen ist Objektiv 6 von Leitz mit der Brennweite 4'0 mm in 

 Verbindung mit Okular II vorgesehen , weil diese Zusammenstellung 

 zu dem vorliegenden Zwecke überwiegend empfohlen wird. Die Zähl- 

 platte in der Blendenebene des Okulares wird durch Ausziehen der 

 Augenlinse für jedes Auge scharf eingestellt. Die Messung geschieht 

 bei der normalen Tubuslänge von 170 mm. Kleinere Abweichungen 

 in dem optischen Apparate lassen sich durch eine geringe Verschiebung 

 des Tubusauszuges ausgleichen. Zur Kontrolle sind am Boden der 

 Thoma- Zählkammer je zwei rechtwinklig sich kreuzende Striche ein- 

 gerissen. Dieselbe Teilung befindet sich in der Kammer nach Bürker 

 zweimal, und zwar links und rechts von der Rinne. Die Tubuslänge 

 ist richtig , wenn das von diesen Linien gebildete Quadrat sich mit 

 dem großen Quadrate der Zählplatte deckt. Durch die 9 und zwei- 

 mal 9 Felder, in welche die Thoma- bzw. Bürker- Kammer geteilt 

 ist, ist ein Anhalt dafür gegeben, daß die Zählung an möglichst 

 verschiedenen Teilen der Zählkammer stattfindet. Es ist hierdurch 

 die Gewähr geboten, die durchschnittliche Anzahl der Blutkörperchen 

 im ganzen Felde möglichst fehlerlos zu ermitteln. Dieser neue Blut- 

 körpercheuzählapparat wird hergestellt in den optischen Werken von 

 E. Leitz in Wetzlar. Schiejferdecker (Bonn). 



Schirokauer , K. , Neues zur Technik der B 1 u t u n t e r - 



s u c h u n g e n [Die k u 1 a r z ä h 1 p 1 a 1 1 e nach C. Metz] 

 (Berlin, klin. Wochenschr. Jahrg. 51, 1914, No. 20, p. 93G 

 —937 m. 1 Abb.). 

 Verf. bespricht nach seinen Erfahrungen die von der Firma 

 E. Leitz in Wetzlar hergestellte, von C. Metz angegebene Zellkammer. 

 Diese stellt eine weitere Vereinfachung der Bürker- Kammer dar, ist 

 durchaus zuverlässig und Verf. empfiehlt sie daher, indem er ihre 

 tibersichtlichkeit und Schnelligkeit bei der Zählung hervorhebt. Den 

 Hauptvorzug erblickt er darin , daß bei dieser Kammer im Gegen- 

 satze zu andern Systemen das Auge des Untersuchers dadurch, daß 

 die jeweiligen Zählflächen im Okulare durch einen markanten Ab- 

 schluß in Gestalt von schwarzen Einkränzungen getrennt sind, einen 

 festen Stützpunkt bei der Zählung findet. 



Schiefferdecker {Bonn). 



Goriaew, N. , Meine Netzt eil ung für die Zählkammer 

 (Deutsche med. Wochenschr. Jahrg. 40, 1914. No. 49, p. 2039 



— 2040j. 



