130 Keferate. S2, 2. 



zwei Dritteln desselben (6 qmm), bei bedeutenderen Leukocytoseu in 

 einem Drittel des Netzes (3 qmm) , bei Leukämie bisweilen nur in 

 1 qmm , also in derjenigen Fläche , die für die Zählung der roten 

 Blutkörperchen bestimmt ist. — Bei der Prüfung der Tiefe der 

 Kammer fand Verf., daß diese in den verschiedenen Abteilungen ge- 

 wöhnlich nicht ganz übereinstimmt, mitunter erreicht der Unterschied 

 der Tiefen (einer Hälfte der BüRKERschen Kammer) eine bedeutende 

 Höhe , die Oberflächen der Platten sind eben nicht streng parallel, 

 sondern besitzen eine gewisse Neigung zueinander, Verf. hält es daher 

 für möglich, stets eine und dieselbe Abteilung zu benutzen. Wegen 

 der näheren Ausführung dieser Zählung und der Berechnung der 

 Zahlen wird auf das Original verwiesen. — In der Netzteilung von 

 TüRK findet Verf. in bezug auf die Zählung der weißen Blutkörper- 

 chen folgende Mängel : 1) allzu zahlreiche Linien im zentralen Kreuze 

 und 2) Fehlen von Beständigkeit im gegenseitigen Verhältnisse der 

 schmalen (^/goo ^am breiten) und breiten (^j^^ mm breiten) Streifen. 

 Verwendet er die Netzteilung von BtJRKER , so zählt er die weißen 

 Blutkörperchen nicht nach den einzelnen Quadraten (^/o,. qmm) , wie 

 dies der Autor empfiehlt, sondern nach dem ^/^^ mm breiten und 

 3 mm langen (bei bedeutend gesteigerter Anzahl von weißen Blut- 

 körperchen in 1 mm langen) Streifen. Verwendet man das BtJRKERsche 

 Netz in dieser Weise , so unterscheidet sich die Zählung wenig von 

 derjenigen nach der Netzteilung des Verf. Vielleicht lassen sich in 

 der Netzteilung des Verf. Zählungsflächen leichter voneinander ab- 

 grenzen und weil sie schmaler sind, bei der Verwendung des für die 

 Zählung der Blutkörperchen am meisten geeigneten Objektives No. 5 

 von Leitz , auch besser überschauen. Verf. füllt nicht immer die 

 beiden Hälften der Kammer mit derselben Mischung: die eine Hälfte 

 kann man mit der Mischung zur Zählung der roten Blutkörperchen 

 füllen, die andere mit einer Mischung zur Zählung der weißen Blut- 

 körperchen. Die Fläche muß daher verhältnismäßig groß sein. 



Schieferdecker (Bonn). 



Böttcher , Ein Verfahren zur Verhütung des Bruches 

 beim Deckgl äschenrein igen (München, med. Wochen- 

 schr. Jahrg. 61, 1914, No. 22, p. 1233). 

 Verf. schlägt folgende Methode vor, die er für sich ausprobiert 

 hat : er nimmt nicht e i n Deckgläschen zwischen Daumen und Zeige- 

 finger, sondern gleich vier übereinander. Dadurch wird eine vier- 

 fach stärkere und steifere Glaswand gebildet. Dann reinigt er durch 

 streichende Bewegungen des Zeigefingers , der mit einem Tuche be- 

 deckt ist, das mit Alkohol befeuchtet ist, zuerst die vordere Fläche 

 des obersten Deckgläschens, dreht dann die vier Gläschen zusammen 

 um und reinigt in gleiclier Weise die Rückseite des vierten Deck- 

 gläschens. Dann dreht er das erste Deckgläschen um, legt es wieder 

 auf die übrigen und putzt dessen Rückseite. Nach Fortlegen dieses 



