32,2. Referate. 235 



Beobachter, mehrere Präparate in beliebiger, rascher oder langsamer 

 Folge hintereinander zu betrachten. 



An Stelle eines gewöhnlichen Tisches ist eine große , runde 

 Platte in einem viereckigen Rahmen mit abgeschrägten Ecken mon- 

 tiert ; das Stativ geht durch die Mitte der Platte , die innerhalb des 

 Rahmens um die Achse des Stativs drehbar ist; da sie etwas aus 

 dem Rahmen heraussteht, kann sie leicht mit der Hand gedreht werden. 

 An zehn Öftnungen in einem dem Strahlengange entsprechenden Ab- 

 stände von dem Mittelpunkt der Platte können zehn verschiedene 

 Präparate mit Klammern befestigt werden ; die Öfiuungen sind nume- 

 riert. Eine Einschnappvorrichtung legt die Lage jedes einzelnen 

 Präparates beim Drehen der Platte für die Beobachtung fest. Zum 

 Schutze der auf der Platte befestigten Präparate gegen unbefugte 

 Berührung oder Verschiebung, wie sie besonders bei Anfängern vor- 

 kommt, ist die Platte durch eine Glasscheibe vor und hinter dem Stativ 

 abgeschlossen. Mittels einiger Schrauben kann die Glasscheibe mit 

 einem besonderen Schlüssel angeschlossen werden. Vor dem Stativ 

 ist die Glasscheibe, dem Strahlengang entsprechend, durchlocht. Um 

 auch ein Zerdrücken des Präparates zu verhüten, ist eine Anschlag- 

 vorrichtung angebracht, die, wenn sie festgestellt ist, eine Weiter- 

 bewegung des Tubus nicht gestattet. Da das Präparat nicht gedreht 

 werden kann, ist das Mikroskop mit drehbarer Polarisationsvorrichtung 

 mit Innenanalysator versehen. 



Das Stativ ist auf einem starken Fuße umlegbar, so daß es auch 

 direkt, ohne Veränderung für die Mikroprojektion benutzt werden kann. 

 Als Anschlag für die liorizontale Lage des Tubus ist am Fuß eine 

 kleine Nase angebracht. Beim Projizieren verwendet man am besten an 

 Stelle des Innenanalysators einen aufs Okular aufsetzbaren Analysator. 

 Für die Beobachtung im konvergenten Licht ist ein einklappbarer 

 Kondensor angebracht, außerdem eine verschiebbare BERTRANosche 

 Linse. Bei Benutzung stärkerer Vergrößerung können in manchen 

 Fällen allerdings nur Präparate von ungefähr gleicher Dicke Anwen- 

 dung finden. V. Dürrfeld (Brake /. 0.). 



Michel, H., Die Unterschiede z w i s c h e n B i r m a - u n d S i a m - 

 rubinen ''Zeitschr. f. Kristallogr. Bd. 53 , 1914, p. 533 

 — 537 m. 1 Tfl.). 



Beide Fundorte können oft schon makroskopisch auseinander, 

 gehalten werden : die Farbe des Siamrubins spielt ins bräunlich-orange- 

 In zweifelhaften Fällen schaft't die mikroskopische Untersuchung Klar- 

 heit; die Einschlüsse sind in beiden Vorkommen verschieden. 



Die Birmarubine zeigen in Dünnschliffen parallel der Basis ein 

 System von langen, zarten Nädelchen von starker Lichtbrechung, die 

 sich unter 60*^ schneiden; die Nadeln erscheinen schwarz und sind 

 wohl Rutil. Die Einlagerung ist wohl nach den Absonderungs- und 

 Gleitfiächen orientiert; ob die Nadeln parallel der Kante (0001):(1120j 



