406 Referate. 32, 4. 



Wand des Bojanus sehen Organs als Orientierungszeichen dienten, 

 konnte dann eine einigermaßen genaue Rel^onstruktion des genannten 

 Ganges augefertigt werden. Die etwas mühsame Arbeit der Her- 

 stellung der vielen Einzelbilder läßt sich durch Anwendung eines Pro- 

 jektionsapparates wesentlich erleichtern. Wenn ein solcher nicht zur 

 Verfügung steht, läßt er sich mit relativ einfachen Mitteln leicht im- 

 provisieren. Die vom Verf. benutzte Einrichtung und Anordnung war 

 folgende: Als Lichtquelle diente eine LEixzsche 4 Amp. Handregu- 

 lier -Bogenlampe. Die daraus austretenden Strahlen sind durch eine 

 am Lichtschutz angebrachte Konvexlinse parallel gemacht. Zur Küh- 

 lung nimmt man ein genügend großes , von planparallelen Platten 

 begrenztes Wassergefäß. Es ist nun eine zweifache Anordnung der 

 Apparatur möglich. 1) Die gekühlten parallelen Lichtstrahlen werden 

 durch eine Konvexlinse konvergent gemacht und in den Kondensor des 

 umgelegten Mikroskopes geworfen. Das vom Okular erzeugte Bild 

 des mikroskopischen Präparates wird nun durch einen unter 45^ gegen 

 die Horizontale geneigten Planspiegel nach oben geworfen, über 

 dem Spiegel befindet sich ein Tisch, in dessen Platte eine gewöhnliche 

 Spiegelglasscheibe eingelassen ist. Legt man nun auf diese Scheibe 

 ein Stück weißes nicht allzu dickes Papier , so kann auf demselben 

 durch geeignete Einstellung des Mikroskopes das Bild des Objektes 

 erzeugt werden , das sich nun mit leichter Mühe zeichnerisch fest- 

 halten läßt. Die Größe des Bildes ist leicht durch Veränderung der 

 Entfernung zwischen Mikroskop und Planspiegel zu variieren. 2) Kann 

 aus irgendwelchen Gründen das Mikroskop nicht umgelegt werden, 

 so empfiehlt sich folgende Anordnung : Die aus der Lampe austreten- 

 den gekühlten parallelen Strahlen werden in den Konkavspiegel des 

 Mikroskopes geworfen. In diesem Fall wird auf der Scheibe im Tisch 

 ohne weiteres vom Okular des Mikroskopes das zu zeichnende Bild 

 erzeugt. Hier läßt sich eine verschiedene Größe dadurch erzielen, 

 daß man die Entfernung zwischen der Glasplatte und dem Okular 

 verändert. In beiden Fällen ist es vorteilhaft, die beschriebene Ap- 

 paratur auf dem Fußboden aufzustellen. Man hält dann bei An- 

 wendung der geeigneten Linsensysteme die richtige Bildgröße etwa 

 in Tischhöhe. Bei Anwendung schwacher Objektive empfiehlt es sich, 

 den Kondensor des Beleuchtungsapparates zu entfernen, da dann eine 

 gleichmäßigere Beleuchtung des Gesichtsfeldes erzielt wird. 



Als Fixierungsflüssigkeiten für das Schnittmaterial dienten Zen- 

 ker sehe Lösung und Sublimateisessig (angewandt bei größeren Stücken), 

 FLEMMiNGSche Flüssigkeit und Maximows Gemisch. Für die feineren 

 histologischen Untersuchungen lieferte die Fi.EMMiNGSche Flüssigkeit 

 die besten Resultate, während sich das MAxiMOwsche Gemisch ganz 

 besonders zur Fixierung des Flimmerepithels eignete. Gefärbt wurden 

 die Präparate mit Heidenhains Eisenhämatoxylin , DsLAFiELDSchem 

 Hämatoxylin und Eosin, MALLORYSchem Gemisch (zu Übersichtsbildern) 

 und mit Safranin. Zu erwähnen ist noch , daß es sich als außer- 



