XXIX, 2. Pötter: Über ein neues alkoholometrisches Meßbesteck. 191 



Über ein neues alkoholometrisches Meßbesteck. 



Von 

 Ed. Pötter. 



Hierzu eine Textabbildung. 



In der mikroskopischen Färbetechnik ist es von jeher als ein 

 Übelstand empfunden worden , daß man bei der Größe der bislang- 

 verwandten Alkoholometer außerstande Avar, den Konzentrationsgehnlt 

 kleinerer alkoholischer Flüssigkeitsmengen zu bestimmen. Wegen viel- 



ALKOHOL -MESSBES TECK . 



leicht benötigter 50 cc Flüssigkeit mußte man das zehnfache Quantum 

 ansetzen, bloß um das Schwimmen des Alkoholmeters zu ermöglichen. 



Schwierig, ja geradezu unmöglich war es bis jetzt, Härtungs- 

 resp. Konservierungsflüssigkeiten in kleinen Präparatengläsern auf 

 iliren alkoholischen Gradgehalt hin zu messen, wegen der Unmöglich- 

 keit, den großen Tauchalkoholmeter schwimmend in die Flüssigkeit 

 zu bringen. 



Zur Beseitigung dieses Übelstandes wurde auf Anregung von 

 Prof. Pi.ATE, Direktor des zoologischen Institutes der Universität 

 •lena, von der glastechnischen Werkstatt E. KöLLNEK-Jena ein neues 

 kleines, durch D. R. M. G. geschütztes alkoholometrisches Meßbesteck 

 hergestellt. Dasselbe besteht aus drei einzelnen Alkoholometern, von 



