XXIX, 2. Wolff: Praxis der wiss. Makro- U.Mikrophotographie usw. 161 



Das ganze Kunststück, gute Platten, ohne Loslösung der Schicht 

 an den Rändern oder gar weitgehendes Abschwimmen derselben zu 

 bekommen, beruht nämlich darauf, daß alle Flüssigkeiten, mit denen 

 die Platte in Berührung kommt, die gleiche Temperatur haben. 



Ich stelle deshalb eine Stunde vor Beginn der Entwicklung alle 

 Bäder, die Stammlösungen des ersten Entwicklers natürlicb getrennt, 

 in je einem Becherglase in die große , mit Wasser gefüllte Schale. 

 Nach Verlauf von einer Stunde hat alles sicher die gleiche Tem- 

 peratur, 



Für alle Spülungen, auch für das letzte Wässern, ist dasselbe 

 Wasser der großen Schale zu benutzen, in der die Platte nach Be- 

 endung jeder einzelnen Operation 10 Sekunden hin- und herge- 

 schwenkt wird. 



Nimmt man sehr große , mehrere Liter fassende Schalen , so 

 kann man das Wasser sogar ruhig für mehrere Platten verwenden. 



Am besten ist es, wenn man es so einrichtet, daß alles 15^ C 

 hat, dann dauert die normale Entwicklung gerade 2-'/.2 Minuten. 



Haben die Flüssigkeiten andere Temperaturen (aber alle die 

 gleiche 1), so ist die Entwicklungszeit bei Anwendung des alten Pyro- 

 entwicklungsverfahrens (bei bekannter Über- oder Unterexposition) 

 nach folgender Tabelle zu ändern : 



Temperatur 



Entwicklungszeit 



nx norm. 



Normal: 15" C 

 lO" C 

 20« C 



250 C 



2 Min. 30 Sek. 



4 „ 



2 „ 



1 „ 30 „ 



1 



1-6 



2 



0-6 



Die Zahlen der dritten Kolonne sind zu benutzen, wenn bei 

 Verwendung irgendeines der unten angegebenen abgeänderten Ent- 

 wickler eine Korrektur der Entwicklungsdauer wegen der abweichen- 

 den Temperatur der Lösung erforderlich ist, 



I, Entwicklung, 



Quantum der zur Verwendung gelangenden Entwicklerflüssigkeit. 



Für 9 X 12 Platten (die wohl meist nur in Krage kommen 

 dürften) nehme ich 50 cc, für 13 X 18 Platten gerade das doppelte 

 Quantum. 



Wahl des E ntw'i ekler s. Von allen von fachmännischer 

 Seite empfohlenen Entwicklern hat sich mir weitaus am besten der 



Zeitschr. f. wiss. Mikroskopie. XXIX, 2. 11 



