XXIX, 3. Wychgrain: Eine neue Arbeitslampe für Mikrozwecke. 337 



Nonsens ist, hat Wolff ausgeführt, und daß die bisherigen sog. 

 Selbstregulierlampen versagt haben, wenigstens die kleineren Modelle, 

 das weiß jeder durch entsprechende Erfahrung skeptisch gewordene 

 Mikroskopiker. Ich kann mich hier kurz fassen, und mich den Ur- 

 teilen Wolff s anschließen, auch in bezug auf die Liste, welclie er 

 für automatisch regulierende Lampen aufgestellt hat. Tatsächlich 

 kommen nur die von ihm genannten drei Lampen in Betracht, näm- 

 lich die EwoN -Lampe, die Welle -Lampe und die große Schuckert- 

 Lampe. In bezug auf Preis, Brenndauer, Handlichkeit und relative 



Helligkeit steht die Ewon- Lampe an erster Stelle. Was die Inne- 

 haltung des fixen Lichtpunktes anlangt, so ist diese durchaus zuver- 

 lässig, und das bedeutet für Mikrozwecke sehr viel, da hier jede 

 kleinste Unregelmäßigkeit sich vergrößert bemerkbar macht. 



Ich habe nun diese kleine Ewon -Lampe für 3"5 bis 4 Amp. 

 und 220 Volt zu den verschiedensten Zwecken benutzt und nur 

 gute Resultate erzielt. So begann ich meine Versuche mit dem 

 Schwierigsten, indem ich sie mit Eisendochtkohlen brannte und Unter- 

 suchungen mit ultraviolettem Licht anstellte an dem Reichert sehen 

 Fluoreszenzmikroskop, Hierüber werde ich noch besonders an anderer 

 Stelle berichten. Vorläufig mag es genügen, festzustellen, daß schon 

 mit 4 Amp. eine kräftige Ultraviolettstrahlung erzielt wurde, welche 

 eine so starke Fluoreszenz erzeugte, daß mit den stärksten Trocken- 



Zeitschr. f. wiss. Mikroskopie. XXIX, 3. 22 



