326 



Wolff: Ein densimetrisches Lausrenbesteck usw. 



XXIX, 3. 



sches Laugenbesteck nach Krusch" von gleicher Miniatiirgröße wie 

 das alkoholometrische Besteck rjedes Aräometerchen ist etwa 9 cm 

 h\ng) beschreiben. 



Die Schwimmer tragen hier eine Doppelskala. Die Skala links 

 gibt, wenn das Densimeter zur Prüfung von Kalilauge verwendet 

 wird , den Gehalt an Kaliumhydroxyd in ganzen Gewichtsprozenten 

 von bis 60 an, die Skala rechts dagegen von 5 zu 5 Gewichts- 

 prozenten das spezifische Gewicht der Lauge. Diese Skala geht 

 also von 1-000 bis 1-667. 



Demgemäß kann das Densimeter natürlich auch für alle anderen 

 Flüssigkeiten mit zwischen l'OOO und 1-667 liegendem spezifischem 

 Gewicht verwendet werden. Die entsprechenden Tabellen , welche 

 angeben, wieviel Gewichtsprozente NaOH z. B. eine Natronlauge von 

 bestimmtem spezifischem Gewicht enthält , sind in jedem Hilfsbuch 

 für chemische Arbeiten zu finden. Will man genau arbeiten , nicht 

 bloß eine annähernde Bestimmung erhalten , so wird man natürlich, 

 wenn andere Lösungen, als gerade Kalilauge, in Frage kommen und 

 das Aräometer nicht zufällig auf einen Teilstrich der Skala (rechts) 

 für die spezifischen Gewichte einspielt , das Listrument durch ent- 

 sprechende Korrektur der Lösung (Steigerung der Konzentration oder 

 Verdünnen) auf den nächsten Teilstrich dieser Skala einstellen. Von 

 dieser genauen Bestimmung kann man dann ohne weiteres ausgehen, 

 um eine Lösung mit beliebigem gewünschtem Gehalt in Gewichts- 

 prozenten herzustellen. 



Ganz wie bei dem alkoholometrischen Meßbesteck ist hier die 

 ganze Skala auf drei Schwimmer verteilt: 



Es können noch Flüssigkeitsmengen von nur 15 cc (am besten 

 in einem gewöhnlichen 10 cc- Meßzylinder) untersucht werden. 



Die lebhafte Absorption der Luftfeuchtigkeit durch Kalilauge, 

 die z. B. in Glasschalen mit mangelhaftem Verschluß (eingeschliffene 



