XXIX, 3. Wolff: Über die neue Geigersche Mikroskopierlampe. 329 



wegen seiner fein abstufbareu Intensität und seiner rein weißen Farbe 

 besser ist. 



Die Lampe leistet mit 200 Normalkerzen Helligkeit bezüglich 

 der Lichtstärke vollkommen das, was man von einer idealen Mikro- 

 skopierlampe verlangen muß : sie gibt auch .bei Verwendung stärkster 

 Trocken- oder Immersionssysteme mit stärksten Kompensationsokularen 

 ein blendend helles, rein weißes Gesichtsfeld, dessen Lichtfülle durch 

 Einlegen der jedem besseren Mikroskope beigegebenen Mattscheibe 

 in die Irisblende auf ein für längeres subjektives Arbeiten passendes 

 Maß (von der Abbl^ndung abgesehen , die außerdem noch etwa die 

 Zartheit der zu studierenden Strukturen und die Leistungsfähigkeit 

 des Objektives verlangt) reduziert werden muß, doch ohne daß 

 eine Stromvergeudung stattfände. Das heißt die Helligkeit genügt, 

 um auch unter den schwierigsten IBedingungen genügend helle Bilder • 

 zu erhalten. Bei ungewöhnlich hohen Anforderungen läßt sich die 

 Leistung durch einfaches Ausziehen der Kondensortubus in einer 

 auch für solche extremen Fälle, wie noch gezeigt werden wird, 

 völlig befriedigenden Weise steigern. 



Objektiv läßt sich diese Angabe wohl am besten durch die 

 Mitteilung illustrieren , daß ich bei Verwendung der neuen Mikro- 

 skopierlampe mit nicht ausgezogenem Kondensortubus zu einer Auf- 

 nahme der Schalenstruktur des bekannten Testobjektes Surirella gemma 

 in 4000facher Vergrößerung mit Winkel, Apochromat 2 mm n. Apert. 

 1*35 und Zeiss, Comp. 18, mit entsprechender Abbiendung des 

 AßBESchen Kondensors auf Perortho- Platte nur 2 Min. zu exponieren 

 hatte. Nach den oben zitierten und zum Teil kurz referierten Aus 

 führungen über die besonderen Eigenschaften der Ewon -Bogenlampe 

 kann ich mich in der Beschreibung der äußeren Einrichtung der 

 neuen Mikroskopierlampe kurz fassen. 



Lampe und Lampengehäuse mit allem Zubehör (Tubus, Neiguugs- 

 mechanismus usw.) sind präzisionsmechanisch vollendet gearbeitet, be- 

 stehen mit Ausnahme des aus poliertem Leichtmetall ausgeführten, die 

 Neigungsachse tragenden Säulenpaares sowie des die Kathodenkohle 

 haltenden Hebels , der aus dem gleichen Material gefertigt ist , aus 

 Messing und sind stark vernickelt. Ebenfalls stark vernickelt ist der 

 rechteckige Fußrahmen mit der von unten her durch Schrauben in 

 ihm befestigten Bodenschutzplatte. 



Der mit Schaltdose und Regulierhebel ausgestattete, sauber und 

 kompendiös gearbeitete Widerstand kann mittels Ose seitlich am 

 Mikroskopiertisch selbst oder an der Wand in bequemer Höhe auf- 



