SSO 



Wolff: Über die neue Geigersche Mikroskopierlampe. XXIX, 3. 



gehängt , oder endlicli mittels seiner Porzellanfiiße auf dem Mikro- 

 skopiertisch selbst zwecks Erwärmung von Reagentien, indem man ihn 

 als Heizkörper verwendet, aufgestellt werden. 



Figur 1 und 2 dürften im übrigen den Bau der Lampe zur 

 Genüge erläutern. Figur 2 zeigt die Lampe mit zur Seite geschlagenem 

 (zwecks Einsetzens neuer Kohlen !) Gehäuse. Dieses wird mittels 

 zweier Stäbe von ungleicher Länge, die durch ein Fußstück mit der 

 Stirnwand des Gehäuses fest verschraubt sind, in zwei ebenfalls un- 

 gleich langen, rechts und links am Lampenkörper selbst mittels eines 

 massiven Ringstückes fixiei'ten Führungen festgehalten. Nach Lösung 

 der in Figur 1 (dicht neben dem Kopf des den Neigungsmechanismus 

 betätigenden, senkrecht stehenden Schneckentriebes) sichtbaren Klemm- 



1. 



schraube kann das Gehäuse in der erwähnten Führung nach vorn 

 gezogen und dann so , wie Figur 2 es zeigt , zur Seite geschlagen 

 werden. 



Die Montierung der Lampe auf einem feststehenden (Gurami- 

 füßchen!) Fuße ist aus Figur 1 und 2 ohne weiteres zu ersehen. 

 Der erwähnte Schneckenantrieb dient dazu , um die Lampe mitsamt 

 ihrem ganzen Gehäuse um eine horizontale Achse soweit neigen zu 

 können, daß ihr Strahlenbüschel den Spiegel des auf kleinereu Mikro- 

 skopiertischen ja ziemlich dicht vor der Lampe stehenden Mikro- 

 skopes zentrisch trifft. 



Der Linsentubus ist ausziehbar , um die Größe der Lichtkreises 

 variieren zu können. Steht die Frontlinse 25 cm vom Mikroskop- 

 spiegel entfernt, so wird dieser (bei nicht ausgezogenem Lampen- 

 tubus) von dem Bildkreise gerade voll gedeckt. Zieht man, ohne 

 die Entfernung zwischen Lampe und Mikroskop zu ändern, den 

 Kondeusortubus um 10 cm (da er selbst vorher unausgezogen eine 

 Länge von 15 cm hatte also auf 25 cm) aus, so resultiert jetzt 15 cm 



