^ 'J 



XXIX, 3. Wulff: Über die neue Geigersche Mikroskopierlampe. 33^ 



Der Spiegel^ verschluckt eben einen erheblichen Teil der Wärme, 

 was ich 1. cit. als besonderen Vorzug der Ewon - Scheinwerfer bei 

 photographischen Arbeiten ganz allgemein hervorzuheben Veranlassung 

 hatte (weil die Luftschlierenbildung über dem Präparat wegfällt). 



Bei voller Öffnung der Iris beträgt die P]rw^ärmung 4^ C. 

 Unmittelbar über und rechts und links vom Spiegel des Mikroskope« 

 findet eine meßbare Erwärmung der Luft überhaupt nicht statt, also 

 die störende Hitzewirkung, wie sie besonders die Auerlichtreflektor- 

 lampen zeigen, fällt ganz fort. 



Jede mit dem Thermometer meßbare Erwärmung des Präparates 

 läßt sich übrigens schon durch Zwischenschaltung einer Miniatur- 

 kuvette- mit Wasserfüllung vollkommen vermeiden, gleichviel, welche 

 Öffnung der Iris des Abbe sehen Kondensors gegeben wird. 



Soll gefärbtes Licht zur Verwendung gelangen (dies kommt be- 

 sonders im Arbeitsbereich des für zahnärztliche Zwecke — Zahn- 

 bleiche usw. ~ gebauten Schw^estermodells, der Ewon -Dental -Lampe, 

 in Frage) , so könnten mittels vorn in der Tubusötfnung vor der 

 Frontlinse aufsteckbaren Halters FarbgUiser jederart vorgesetzt werden. 



Die für die Lampe bestimmten Kohlen sind das gleiche Fabrikat 

 wie das in den 4 Ampere-Lampen des Ewon- Miniaturscheinwerfers 

 zu brennende (Gebrüder Siemens, Lichtenberg bei Berlin). Sie sind 

 kleiner, aber mit Recht auch hier, für die 2 Ampere -Lampe nicht 

 zu zierlich gehalten. Ihre Länge beträgt 9 mm , die Dicke der als 

 Dochtkohle ausgebildete Anodenkohle 8 mm, der Katliodenkohle 6 mm. 



Die Kohlen brennen auf durchschnittlich 2*5 cm Länge bei 

 dreistündiger Brenndauer ab. Sind die Kohlen soweit abgebrannt, 

 so erlischt die Lampe von selbst, ohne daß die geringste Beschä- 

 digung eintreten kann. 



Auch hierin , in der langen , keinerlei Bedienung heischenden 

 Brennzeit, ist die neue 2 Ampere- Lampe, ganz wie die 4 Ampere- 

 Lampe den anderen Typen ganz Avesentlich überlegen. So brennt 

 beispielsweise eine 5 Amperes verbrauchende, automatisch regulierende 

 Gleichstrombogenlampe einer anderen Firma, die fast doppelt soviel, 

 wie eine 4 Ampere- Kwon- Lampe kostet, nur eine Stunde. 



^) Dessen Lichtkreis bei angegebener Anordnung 30 cm vom Spiegel 

 des Mikroskopes entfernt steht. 



-) Die bei einer 1cm betragenden Dicke der Kühlwasserschicht 25 ce 

 Flüssigkeit faßt. Eine passende Vorrichtung zum Festklemmen einer der- 

 artigen Kühlküvette kann von Herrn G. Geiger, München, Mathüdenstr., 

 bezogen werden. 



