314 Reichert: Neue bewegliche Objelittische. XXIX, 3. 



Neue bewegliche Objekttische. 



Von 



Carl Reichert 



in Wien. 



Hierzu fünf T e x t f i g u r e n. 



Als das Mikroskop aufhörte, ein gelegentlicher Behelf der 

 wissenschaftlichen Forschung zu sein, ergab sich die Notwendigkeit, 

 es mit Einrichtungen zu versehen , welche eine systematische 

 Durchsuchung des Präparates gestatteten. Es entstanden die soge- 

 nannten beweglichen Objekttische, auch Kreuztische genannt, welche 

 nicht nur diesen Zweck erfüllten, sondern es auch ermöglichten, eine 

 oder mehrere interessante Stellen mit Hilfe von Skalen und Nonien 

 zu markieren , um ihre Wiederauffindung in möglichst kurzer Zeit 

 bewirken zu können. Der runde, drehbare und beschränkt beweg- 

 liche Objekttisch dient bekanntlich anderen Zwecken. 



In England , wo der konstruierenden Optik der Umstand zu- 

 statten kam , daß sehr viele gebildete und begüterte Amateure 

 sich das Studium der Kleinwelt angelegen sein ließen, wurde schon 

 um die Mitte des vorigen Jahrhunderts jedes größere Mikroskop mit 

 einer solchen Einrichtung versehen , welche mit dem Stativ ein 

 organisches Ganzes bildete. Durch diese Ausgestaltung, und noch 

 durch verschiedene andere, welche insgesamt ein bequemeres Arbeiten 

 ermöglichen sollten, zeichneten sich die damaligen englischen Mikro- 

 skopstative vor den kontinentalen aus , waren aber auch dem- 

 entsprechend teuerer. 



Erst in den letzten Dezennien haben derartige Hilfsmittel auch 

 auf dem Kontinent Eingang gefunden, und zwar in Verbindung mit 

 dem kontinentalen Stativ. Im Gegensatz zu dem englischen Vorbild 

 waren sie aber nicht in fester Verbindung mit dem Stativ, sondern 

 unabhängig von ihm und, was das Wesentlichste war, jederzeit nach- 

 lieferbar. Die Befestigung dieser „beweglichen Objekttische", die 

 eigentlich als Objekthalter oder noch besser als „Objektführer" be- 

 zeichnet werden sollten, war bei den kontinentalen Stativen sehr 



