318 



Reichert: Neue bewegliche Objekttische. 



XXIX, 3. 



empfohlen werden , zumal es gegenüber den vorbeschriebeuen und 

 der weiter unten angeführten Konstruktion den Vorteil hat, daß mit 

 Hilfe der Skala und eines Vermerkes die Auffindung einer markanten 

 Stelle des Präparates sehr erleichtert ist, weil zur Aufsuchung nur 

 eine Verschiebung quer zur Mikroskopachse notwendig ist. Wie 

 bei dem beweglichen Objekthalter der frühesten Konstruktion nimmt 

 bei dieser Art die Befestigung der Halter immer dieselbe Lage 

 auf dem Mikroskoptische ein , was bei den übrigen Ausführungen 

 leider nicht gewährleistet ist. 



L_J'T' 



4. 



Ein beweglicher Objekttisch, welcher die erste Konstruktion in 

 vollgültiger Weise ersetzt , da er sowohl an viereckigen Mikroskop- 

 tischen von mindestens 70 mm Seitenlänge als auch an runden von 

 90 bis 130 mm Durchmesser befestigt werden kann, wird in den 

 Figuren 4 u. 5 gezeigt. Er ist vollständig unabhängig von der 

 Form des Mikroskoptisches und kann zu jedem Mikroskop nach- 

 geliefert werden. 



Bei diesem Avird die Befestigung an dem Tisch des Mikroskopes 

 nur durch eine einzige Schraube S (Fig. 4) bewerkstelligt , Avobei 

 TT die Tischplatte darstellt. Der untere Teil des Tisches wird 

 durch ein gegen Durchbiegung stark gesichertes Gußstück, welches 

 die Mutter der Schraube S enthält, gebildet. Die Schraubenspindel 

 trägt an ihrem Druckende den Kopf Z, welcher gegen den unteren 

 Teil des Tisches T drückt. Dessen Widerlager werden durch die 



