XXIX, 3. Shiino: Einfaclies Deraonstrations- Okular. 321 



Einfaches Demonstratiöns - Okular, 



Von 



Dr. K. Shiino 



in Tokyo (z. Z. im Anatomischen Institut zu Innsbruck). 



Hierzu zwei Textabbildungen. 



Es fällt oft schwer bei der mikroskopischen Demonstration eine 

 bestimmte Stelle des Objektes genau und exakt zu zeigen, besonders 

 wenn man es mit Anfängern zu tun hat. Unter den verschiedenen 

 Apparaten , die diese Schwierigkeit überwinden sollen , ist bisher 

 wohl der einfachste das Demonstratiöns -Okular von M. Kuznitzky^, 

 bei dem ein au einem Stäbchen befestigter Zeiger bis zur ]\Iitte des 

 Bildfeldes hin und her bewegt werden kann. Das Stäbchen ist durch 

 die Deckplatte des Okulars hiudurchgeführt. Seine Drehungen werden 

 durch Drehen an einem Knöpfclien neben der oberen Linse bewirkt. 



Es ist aber etwas nachteilig und unbequem , daß die obere 

 Linse nur einen so großen Durchmesser besitzen darf, daß das 

 Knöpfchen noch zwischen ihr und dem Okularrand Platz findet (also 

 von No. 3 ab), während doch bei dem Demonstrationskurse für die 

 Anfänger gerade die Okulare No. 1 oder 2 in vielen Fällen ge- 

 braucht werden; außerdem muß man, um das gewöhnliche alte be- 

 liebige Okular in ein solches Demonstratiöns - Okular umzuändern, 

 dieses unbedingt an die betreffende Fabrik einsenden. 



Vor zwei Jahren hatte ich, angeregt durch einen anderweitigen 

 Vorschlag meines verehrten Lehrers, Herrn Prof. G. Osawa, eine 

 einfachere Vorrichtung hergestellt, die jedes Okular beliebiger 

 Stärke in ein Demonstrations-Okular umwandelt und 

 die jedermann ganz leicht selbst herstellen kann. 



Sie besteht nur aus einer ringförmigen Papierscheibe , wie die 

 Figur 1 zeigt, an deren inneren Seite ein kurzes spitziges Härchen 

 (ich benutze ein Kaninchenhaar oder eine Pinselborste) so angeheftet 



^) KuzNiTZKY, M., Fundamentale Deiiionstrations-Okulare (Zeitsehr. f. 

 wiss. Mikroskopie Bd. XIII, 1896, H. 2, p. liij). 



Zeitsehr. f. wiss. Mikroskopie. XXIX, 3. 21 



