XXIX, o. Wychgram: Aus optischen und mechan. Werkstätten V. 3(55 



durch einen oberfläcbeuversilberteu Spiegel direkt und unter ge- 

 nügender Neigung der Strahlen in das Präparat geworfen wird. 

 Freilich muß man dabei auf die vorteilhaften Wirkungen eines Kon- 

 densors verzichten und im übrigen die störende Fluoreszenz optischer 

 Teile des Mikroskopes peinlich vermeiden. 



Wenden wir uns nun dem Stativbau und den engeren mikro- 

 skopischen Hilfsapparaten zu , so wäre hier zuerst mitzuteilen , daß 

 nicht nur de facto, sondern auch de jure der kontinentale Typus 

 des Mikroskopstatives, d. h. die auf dem Kontinent aus der Technik 



15. 



des Materials und seiner Beanspruchungen und Zwecke heraus- 

 kristallisierte Formgebung des gesamten mechanischen Mikroskop- 

 organismus , daß dieser Typ jetzt auch in England siegreich durch- 

 schlägt und endgültig von wissenschaftlichen Autoritäten gegen die 

 frühere Gestaltung verteidigt wird. — Man muß wissen, daß in Eng- 

 land die praktische Mikroskopie seit längerer Zeit als bei uns von 

 ausgedehnteren Kreisen geübt wurde, daß die Mikroskopie allerdings 

 auch von vielen als Liebhaberei getrieben wird, aber mit einer ganz 

 erstaunlichen Kritik und Kenntnis der physikalischen Grunderfordernisse. 

 Das hat denn auch wohl zu der Freude am umständlichen Beiwerk 

 geführt, denn man kann sich immerhin des Eindruckes nicht erwehren, 

 daß die englischen Standard -Modelle, trotzdem die Royal Microscopical 



