84 Tammes: Verbesserungen an der elektr. Mikroskopierlampe. XXIX, 1. 



faltigem Gebrauch und weniger sorgfältiger Handhabung, wie bei den 

 gewöhnlichen Übungen der Studenten vorkommen kann. 



Die ursprünglich offene, hintere Seite des Apparates wird durch 

 eine gesonderte Wand von schwarz gefärbtem Kupfer geschlossen 

 um den etwas hinderlichen Schein des von hinten eintretenden Lichtes 

 der Umgebung und das vom Gliihlämpchen auf den Tisch fallende 

 Licht wegzunehmen. In der Figur ist diese hintere Wand links neben 

 der Lampe sichtbar. Zudem sind darin die Glasscheiben, eine matte 

 und zwei blaue dargestellt, welche in den vorspringenden Teil des 

 Apparates gestellt werden sollen. 



Zum Schluß möchte ich hier noch die Aufmerksamkeit auf die 

 Stellung der Glühlampe im Apparat lenken, weil, wie ich erfuhr, 

 nach der Meinung mehrerer Personen das Lämpchen zu niedrig ge- 

 stellt ist. Ich muß aber betonen, daß die in der Figur angegebene, 

 niedrige Stellung des Lämpchens sich als die beste erwiesen hat. 



Ursprünglich wurden im Botanischen Institut in Groningen , wo 

 die Spannung der p]lektrizität in den Leitungen 110 Volt beträgt, 

 Glühlämpchen von 105 Volt benutzt, weil dadurch ein weißeres Licht 

 erhalten wird. Es hat sich aber ergeben, daß auch bei Lämpchen 

 von 110 Volt durch richtige Wahl der blauen Glasscheiben ein farb- 

 loses Gesichtsfeld erhalten werden kann, während die Lämpchen 

 von 110 Volt weniger schnell zugrunde gehen als die etwas über- 

 bürdeten. 



Die verbesserte Mikroskopierlampe ist, wie die früher beschriebene, 

 von der Firma P. J. Kipp en Zonen, J. W. Giltay opvolger in Delft 

 (Holland) hergestellt und ist von dieser Firma mit Glühlampen ver- 

 schiedener Leuchtkraft und Spannung zu beziehen. 



[Eingegangen am 11. Mai 1912.] 



