188 Tschachotin: Eine Mikrooperationsvonichtung. XXIX, 2. 



[Aus der parasitologischen Abteilung (Vorstand: Prof. Dr. v. Wasielewski) 

 d. Instituts f. Krebsforschung in Heidelberg. Direkt. : Prof. Dr. V. Czerxy, Exz.] 



Eine Mikroo])erationsvorrichtung. 



Von 



Dr. Sergei" Tschachotin. 



Hierzu eine Textabbildung. 



Es ist schon längst ein Bedürfnis der aufstrebenden experimen- 

 tellen analytischen Biologie Mittel in der Hand zn haben , die uns 

 ermöglichten präzis und rasch an mikroskopischen Objekten, die ja 

 so vorzüglich zur Analyse von vielen Lebensprozessen sich erweisen, 

 zu operieren. Mit den Händen unter dem Mikroskop zu arbeiten, 

 ist recht schwierig und erfordert große Mühe und Schulung. 



Ich habe nun neulich eine photochemische Zelloperationsmethode^ 

 beschrieben, die sich zu vielen lokalisierten Eingriffen selbst an 

 kleinsten Zellen eignet. 



Hier will ich nun eine andere mechanische mikroskopische 

 Operationsmethode beschreiben, die uns erlaubt, größere Zellen, so 

 Amphibieneier, weiter kleinere Tiere usw. durchzuschneiden oder 

 anzustechen, verschiedene Exstirpationen und Resektionen von ndkro- 

 skopischen Teilen auszuführen, endlich ganz fein lokalisiert elektrische, 

 thermische und andere Reize an kleinen Objekten anzubringen. 



Der verhältnismäßig einfache Apparat" besteht aus einem 

 Metallring (-R), der auf den unteren Tubusteil des Mikroskops auf- 

 gesetzt wird und hier mittels Schrauben (S) fixiert wird. Dieser 

 Ring hat einen Längsschlitz (Sl), in welchem ein Schieber (Sb) läuft; 

 dieser Schieber kann durch Anziehen einer Schraube in beliebiger 



^) Tschachotin, 8., Die mikroskopische Strahlenstichmethode. eine 

 Zeiloperationsmethode (Biol. Zentralbl. 1912J. 



-) Ausgeführt wurde der Apparat nach meinen Angaben von Herrn 

 Fr. RuNNE, Präzisionsmechaniker in Rohrbach bei Heidelberg. 



