XXIX, 3. Wychgram: Über Mikro-Spektrographie. 341 



Satzes verhindert wird. Jedenfalls soll man sich , auch wenn mit 

 der Augenlinse des Projektionsokulares gearbeitet wird , mit kurzen 

 Bildweiten, also geringem Balgenauszuge begnügen. Als Maß kann 

 die Brennweite des eventuell benutzten Objektives dienen, indem man 

 die mit dem Objektiv versehene Camera auf „unendlich" einstellt. 

 Es kommt bei den wenig diffizilen Verhältnissen, welche hier in der 

 Regel vorliegen, durchaus nicht auf Vergrößerung, wohl aber auf 

 Schärfe und Genauigkeit an. Die Dispersion wird durch einen langen 

 Cameraauszug ebensowenig erhöht, wie bei der gewöhnlichen Mikro- 

 photographie etw^a das Auflösungsvermögen. Die Natriumlinien zu 

 trennen muß man von vornherein verzichten. Hat man den Spalt 

 scharf, so ist es ein leichtes, mit der Mikrometerscliraube das Objekt 

 scharf einzustellen. Der betreifende zu untersuchende Teil muß mit 

 Hilfe der beiden Schrauben, welche die s'Gravesande sehen Schneiden 

 bewegen, vollständig eingeschlossen werden. 



Hierbei wird man beobachten, daß, w^enn das Spektrum erzeugt 

 wird, die Helligkeit sehr beträchtlich heruntergegangen sein kann. 

 Die Beleuchtung ist so zu regulieren, daß auf der Iris des Abbe sehen 

 Kondensors das Bild des Lichtkraters entsteht. Andere Lichtquellen 

 als Bogenlicht sind nicht zu empfehlen. Es gelten im übrigen hier 

 die Regeln der allgemeinen Mikrophotographie, was die Anordnung 

 der Hilfskondensoren, der Wasserkammer u. dgl. anlangt. Da es nicht 

 auf Wiedergabe von Strukturfeinheiten ankommt , wird die Apertur 

 der Beleuchtungssysteme am besten voll ausgenutzt. — 



Da das Spektrum des Bogenlichtes zum Teil Bandenspektrum 

 ist, zum Teil continuierlichen Charakter hat, ist die Wiedergabe 

 der FRAUNHOFERSchen Linien nicht möglich. Es kommt auch auf 

 diese gar nicht an. Will man sie sichtbar machen und benutzt 

 Sonnenlicht, so wird man beobachten, daß es nur bei erheblicher 

 Abbiendung möglich ist, diese Linien zu sehen. Selbst die gröberen, 

 wie F, G, H^ machen Schwierigkeiten. Das Photographieren auf 

 diesem Wege wird also mit bedeutenden Hindernissen verknüpft. 

 Einen vollen Ersatz für die Fraunhofer sehen Linien und eine zu- 

 verlässige Orientierung bietet die Angström -Skala. Freilich muß 

 sie richtig justiert sein, d. h. die D-Linie muß bei 0"589 liegen, muß 

 also in ihrem Abstände von dem Teilstrich 0*59 schätzungsweise 

 eingestellt werden. Dies ist mißlich , aber praktisch bedeutungslos. 

 Die Einstellung der D- Linie bei Tageslicht ist schwierig. Man kann 

 folgendermaßen verfahren : Zuerst wurd über dem Spektrum die Skala 

 auf die Mattscheibe gebracht. Hierzu muß unbedingt der kleine Tubus, 



