344 Wychgram: Über Mikro-Spektrographie. XXIX, 3. 



momentan verdampft, aber zur Justierung genügt dieser Augenblick 

 immerhin. 



Was nun die Exposition anlangt, so ist die Skala für sich und 

 sehr viel kürzer als das Spektrum zu exponieren. In der Regel 

 werden 20 bis 40, bis 80 Sekunden genügen. Das Spektrum selbst 

 muß je nach Objekt, nach Spaltgröße, Helligkeit und Charakter der 

 Absorptionen belichtet werden. Man wird in der Regel nicht unter 

 2 Minuten brauchen, bei 10 Ampere und mittleren Objektiven, bei 

 mittlerer Spaltbreite. Als Plattenmaterial sind lichthoffreie zur scharfen 

 Wiedergabe der Skala und Begrenzungsränder nötig. Unbedingt er- 

 forderlich sind rotgelb empfindliche Platten mit herabgedrückter Blau- 

 violettempfindlichkeit. So leisten die entsprechenden Produkte z. B. 

 von LuMiERE, Perutz, Agfa, besonders die Perxanto- Platte, Aus- 

 gezeichnetes. Der Entwickler kann beliebig gewählt werden. Ein 

 saurer ist zu bevorzugen TAmidol;. 



Was die lichtdichte Verbindung des Mikroskopes mit der Camera 

 anlangt, so ist das Zeisssche Trichterstück natürlich nicht anwendbar. 

 Man kann sich helfen, indem man auf einem besonderen Objektivbrett, 

 welches ja in der Regel der Camera ohne weiteres mitgegeben wird, 

 eine Zsisssche A-Fassung (sog. Archimedesfassung) sich so montiert, 

 daß die Einschiebbarkeit nicht etwa durch vorstehende Schrauben- 

 köpfe auf der Rückseite leidet. Man Avird also diese Fassung am 

 besten auf einen Holzring aufschrauben und diesen mit der Vorder- 

 seite des Objektivbrettes verleimen. In diese Fassung schraubt man 

 das Objektiv. Es passen, wenn man bei der Bestellung entsprechende 

 Angaben gemacht hat, die ZEiss-Tessare in den üblichen Licht- 

 stärken und Brennweiten ohne weiteres. Vorteilhaft ist es natür- 

 lich, wenn das Objektiv in einem Zentralverschluß, der die exakteste 

 Belichtung garantiert , verwendbar ist. Will man ohne besonderes 

 Objektiv arbeiten, so kann man sich auf das vordere Gewinde der 

 A-Fassung einen kleineu Zylinder aufpassen lassen, der vorn etwa 

 die Weite des society screw hat, oder dieses selber besitzt, was 

 immerhin angenehm ist, wenn man Planare verwenden will. Armiert 

 man das vordere Ende mit einem weichen schwarzen Samtring , so 

 kann man die Fassung an ihrem Hebel bis zur Berührung mit dem 

 Okularende vordrehen, wodurch man den gewünschten lichtdichten 

 Abschluß erhält. — 



In der Regel sind die Okulare so gebaut, daß man das Prismen- 

 gehäuse nach rechts und unten ausklappen kann, wenn der Skalen- 

 tubus horizontal und links steht. Dann steht der Spiegel und Tubus 



