346 Wycbgram: Aus optischen und lueehan. Werkstätten V. XXIX, 3. 



Ijiteratur. 



Wälchli, Mikrospektraluntersuchungen usw. (Graefes Arch. f. Ophthalm. 



1882 und 1888). 

 Neuhauss, Lehrbuch der Mikrophotographie. Hirzel 1907. 

 Kaiserlixg, Lehrbuch der Mikrophotographie. G. Schmidt 1903. 

 — , Artikel: „Mikrophotographie" in der Enzyklopädie d. mikrosk. Technik 



von Ehrlich, Weigert u. a. 

 ScHEFP^ER, Wirkungsweise und Gebrauch des Mikroskopes. Teubnerl911. 

 IIansex. Zeitschr. f. wiss. Mikrosk. Bd. XXII, 1905. 



[Eingegangen am 29. Oktober 1912.] 



Aus optischen und mechanischen Werkstätten V 



Von 

 Dr. E. Wycligram 



in Kiel. 



rl 



Hierzu 25 Textabbildungen. 



Das seit dem letzten Berichte verflossene Jahr hat uns wenig 

 Neues, wohl aber manche Neuerungen gebracht ; nicht durchgreifende 

 oder gar umwälzende Konstruktionen, dagegen Verfeinerung, Detail- 

 lierung, bereichernden Ausbau dessen, was in seinen Prinzipien schon 

 vorhanden und bekannt war, und dessen Ausgestaltung für die Praxis 

 P>folg versprach. Dies gilt hauptsächlich in mechanischer Beziehung. 

 Wir haben aut fast allen Gebieten mikroskopischer Technik und 

 Hilfseinrichtungen treffliche Konstruktionen zu beschreiben ; so sind 

 konstruktive Bereicherungen auf dem Gebiete der Lichtquellen, der 

 Projektion, der Mikrophotographie, des Stativbaues, der Mikrotome usw. 

 zu verzeichnen , aber über eigentliche optische Neuleistungen liegt 

 leider nur wenig Material vor. 



Was nun zuerst die Lichtquellen anlangt, so hat die Firma Zeiss 

 einen energischen Schritt vorwärts getan , indem sie jetzt auch das 

 Bogeulicht mit besonderem Glück in den Wirkungsbereich ihrer 

 technischen Gestaltungskraft hineinzieht. Bekannt sind ja die einzig 



1) Vgl. diese Zeitschr. Bd. XXIV, 1907, p. 36; Bd. XXV, 1908, p. 452; 

 Bd. XXVIII, 1911, p. 59 u. 337. 



