74 Metz: Das Stufenmikrometer mit vereinfachter Mikronteilung. XXIX, 1, 



Das Mikrometer umfaßt 14 Gruppen, aber nur die mittleren 10 

 sollen zu feineren Zählungen dienen, denn hier sind diese Zählungen 

 vorzunehmen nicht nur, weil in der Mitte des Gesichtsfeldes die 

 Objekte am schärfsten zur Darstellung kommen , sondern auch weil 

 hier eine größere Gewähr für Freiheit von Verzeichnung geboten ist 

 als am Rande. Deswegen sind auch nur die 10 Felder in der 

 Mitte des Mikrometers mit Zahlen versehen. Die noch am Rande 

 des Gesichtsfeldes erscheinenden je 2 Felder können noch heran- 

 gezogen werden zur Messung von größeren Objekten, deren Bilder 

 mehr als die 10 mittleren Felder umfassen. 



Die wesentliche Erleichterung für die Rechnung, welche das 

 Mikrometer bietet, ist durch folgende Einrichtung erreicht : 



Die Intervalle sind enger als bei den bisherigen Mikrometern. 

 Ihre Abstände betragen 0,06 mm , ein Maß , das aber nicht un- 

 mittelbar bei der Bestimmung der Bildgröße zur Geltung kommt. 

 Das Intervall ist so gewählt , daß bei einer bestimmten Tubuslänge, 

 die in der Regel nur wenig von der normalen Tubuslänge abweicht, 

 für die das Objektiv berechnet und justiert ist, die Mikrometerwerte 

 sämtlicher Objektive, der Achromate, der Fluoritsysteme und Apo- 

 chromate, sich in solchen Zahlen ausdrücken lassen, welche die Be- 

 rechnung wesentlich erleichtern. Der Mikrometerwert eines Objek- 

 tives ist bekanntlich die Größe des von diesem Objektiv und, wenn 

 es sich, wie im vorliegenden Fall, um ein HuYGHENssches Okular 

 handelt, der Kollektivlinse des Okulares in der Ebene des Okular- 

 mikrometers entworfenen Bildes , welches ein Intervall des Okular- 

 mikrometers deckt. Ausgemessen wird der Mikrometerwert für jedes 

 Objektiv und für eine bestimmte Tubuslänge mit Hilfe des Objekt- 

 mikrometers. 



War dieser Mikrometerwert z. B. des Objektives 6 bei dem in 

 Zehntelmillimeter geteilten Okularmikrometer 0,00349 mm = 3,49 /^, 

 so ist er bei dem neuen Okularmikrometer 0,0020 mm = 2 ju. 



Dieser Wert multipliziert mit der Anzahl der Intervalle, welche 

 ein beobachtetes Bild deckt, ist die Länge des Objektes. Sind es 

 z. B. 17 Intervalle, so ist die Größe des Objektes 17 X 2 ^u = 34 /*, 

 eine Rechnung, welche sofort im Kopfe auszuführen ist. 



Diese Mikrometerwerte sind entweder ganze , runde , einstellige 

 Zahlen 1, 2, 3, 4, 5, 7 und die zweigliedrigen, wegen ihrer dezi- 

 malen Abrundung aber leicht zu multiplizierenden Zahlen 10, 15, 30 

 und die Dezimalzahlen 0,8 und 1,5, die nur einige Vorsicht melir 

 beim Setzen des Kommas erfordern. 



