XXIX, 4. Roraeis: Ein verbesserter Kulturapparat für Explantate. 533 



des Auffangzylinders. Das bat den Zweck, daß man beim Reinigen 

 des Apparates die dabei in den Zylinder geratene Flüssigkeit wieder 

 vollständig entfernen kann , Avenn man den Apparat umkippt und 

 mit einem Gummigebläse Luft durchbläst. — 



Die Beobacbtungskammer besteht vollständig aus Glas und ist 

 an die beiden beschriebenen Röhrchen angeschmolzen. Der Boden 

 kann an der Außenseite eventuell plan geschliffen werden. Die 

 Seitenwand der Kammer ist ziemlich nieder, um den Abstand vom 

 Beleuchtungsapparat des Mikroskopes möglichst zu verringern. Nach 

 oben ist sie offen ; der Rand ist sorgfältig plan geschliffen. Ge- 

 schlossen wird die Kammer durch ein Deckglas. Im Innern befindet 

 sich noch ein kleiner vierfüßiger Glasbock (i) , der die Auf- 

 gabe hat, den Faden in der Nähe des Deckglases zu halten. Auf 

 der entgegengesetzten Seite der Einmündung des Zuleitungsrohres 

 ist das Ableitungsrohr (/.) angesetzt. Es führt zu dem Auffang- 

 gefäß (/}, an dem seitlich das Entleerungsrohr (771) sitzt. Es ist 

 wichtig, daß bei 7i eine scharfe Krümmung des Ableitungsrohres 

 vermieden wird. 



Jetzt zum Gebrauch des Apparates. Derselbe wird etwa 

 30 Minuten im Heißluftsterilisator bei 150 bis 180^ C sterilisiert, 

 worauf man ihn langsam abkühlen läßt. Dann wird der Faden ein- 

 gelegt. Ich nehme dazu einen weißen Baumwollfaden, den ich vorher 

 zur Entfettung in schwacher Essigsäure koche , dann sorgfältig in 

 heißem reinem Wasser auswasche ; hierauf wird der Faden auf einen 

 Objektträger aufgewickelt und in einem gut verschlossenen Glas- 

 tubus in Äther vorrätig gehalten. Von diesem Faden schneidet man 

 sich mehrere Stücke herunter, deren Länge dem Kulturapparat ent- 

 spricht. Jener Teil, der in die Beobachtungskammer zu liegen kommt, 

 wird sorgfältig aufgefasert. Die derart präparierten Fäden bringt 

 man in den Äther zurück. Nach Sterilisierung des Apparates schiebt 

 man beide Enden eines also hergerichteten Fadens mit steriler Pin- 

 zette und ausgeglühtem Platindraht in das Zuleitungs- und Ableitungs- 

 rohr ein, bis die Enden einerseits in den Auffangzylinder (e), anderseits 

 in das Auffanggefäß (l) ragen. Dabei kommt die sanfte Krümmung 

 der Röhren einer leichten Einführung sehr zustatten. Dann ver- 

 schließt man bei und bei ]) mit einem Wattepfropf, deckt auf die 

 Beobachtungskammer ein Glasplättchen und bringt das Ganze noch- 

 mals auf etwa 20 Minuten in den Heißluftsterilisator. Außerdem 

 sterilisiert man sich in PETRi-Schalen einzelne Deckgläser. AVährend- 

 dessen kocht man in einem kleinen sterilen Beclierglas etwas Kanada- 



