534 Rom eis: Ein verbesserter Kulturapparat für Explantate. XXIX, 4. 



baisam in Chloroform und dickt die Flüssigkeit soweit ein, daß sie 

 in erkaltetem Zustand honigartige Konsistenz besitzt. 



Und nun kann mit der Anlegung der Kultur begonnen werden. 

 Man nimmt den Apparat aus dem noch etwas warmen Sterilisator, 

 deckt die Beobachtungskammer rasch auf, feuchtet den Faden ganz 

 wenig mit der Nährflüssigkeit an und schließt wieder ab. Dann 

 wird in die Mitte eines sterilen Deckglases das Gewebsstückchen 

 aufgelegt, ein Tropfen Plasma aufgetropft, das Ganze umgedreht 

 und rasch auf das aufgefaserte Fadenstückchen der Beobachtungs- 

 kammer gebracht. Kurz vorher hat ein Gehilfe sie geöffnet und den 

 abgeschliffenen Rand derselben mittels eines sterilen Glasstäbchens mit 

 Kanadabalsam bestrichen. Nun nimmt man das Verbindungsrohr (c) 

 ab, füllt mit Hilfe einer langgezogenen Pipette den Behälter (a) mit 

 warmer Nährflüssigkeit, verschließt mit steriler Watte und bringt 

 den Apparat in den Wärmeschrank. 



Um den Übertritt der Flüssigkeit in den Auffangzylinder in 

 genauer Weise bemessen zu können, bringe ich weiterhin das Ver- 

 bindungsstück (c) mittels eines Gummischlauches mit einem durch 

 einen eingeschliffenen Glashahn verschlossenen Glasrohr in Verbindung. 

 An dieses schließt sich durch einen weiteren Schlauch eine Koch- 

 flasche. Der Gummistopfen derselben ist zweifach durchbohrt. Durch 

 das eine Bohrloch geht ein mit dem Schlauch in Verbindung stehen- 

 des, rechtwinklig gebogenes, kurzes Glasrohr, durch das andere läuft 

 ein zweites, das am unteren Ende in eine feine Spitze ausgezogen 

 ist, während es sich nach oben zu einem weiten Tubus erweitert. 

 In diesem Tubus befindet sich Wasser. Nun wird das Verbindungs- 

 stück (c) auf das Ansatzrohr (b) aufgesetzt ; dann öffnet man vor- 

 sichtig den Hahn und in dem gleichen Maße als das Wasser des 

 Tubus in die Glasflasche tropft, tropft die Nährflüssigkeit durch das 

 Steigrohr in den Auffangzylinder, von wo sie der Faden weiter- 

 leitet. — 



Der Apparat wird von der Firma F. & M. Lautenschläger, 

 München, geliefert. 



[Eingegangen am 10. Dezember 1912.] 



