548 Kabsch: Zur Paraffintechnik. XXIX, 4. 



Zur Paraffintechnik. 



Von 

 Dr. med. Kabsch 



in Liegnitz. 



Hierzu zwei Textabbildungen. 



Die erste Arbeit betrifft das Bänderschneideu ; die zweite wird 

 ein Paraffinbad beschreiben. 



In dem schönen Praktikum der Zoologie von Schüberg, p. 336, 

 heißt es: Wenn das Bänderschneiden Schwierigkeiten macht, so ist es 

 in der Regel besser darauf zu verzichten, ein Beweis, daß die Arbeiten 

 von VAN Walsem ^ noch nicht genügend gewürdigt sind. Es gelingt 

 durch Erwärmen des Messers stets Bänder zu erhalten unabhängig 

 von der Außentemperatur und bis zu einem gewissen Grade auch vom 

 Schmelzpunkte des Paraffins. Van Walsem erzielte die Erwärmung 

 anfangs durch Wasserdampf, später durch warmes Wasser, welches 

 durch ein Metallkästchen unter dem Rücken des Messers floß. Ich 

 habe die Erwärmung bequemer durch einen elektrischen Heizkörper 

 erreicht, der unter dem Messerrücken des MixoT-ZiMMERMANNSchen 

 Mikrotoms angebracht ist. Er besteht aus Nickelindraht von O'l mm 

 Dicke und 500 Ohm Widerstand, der auf Glimmerplättchen gewickelt 

 ist und in einem flachen Metallkästchen untergebracht ist, was zwischen 

 den Messerständern hängt. Die dem Messerrücken dicht anliegende 

 obere Fläche ist konkav. Von der Vorderfläche gehen oben rechts 

 und links zwei Blechstreifen ab , die sich zwischen Messer und 

 Fixationsschrauben desselben einklemmen und so das Kästchen suspen- 

 diert halten. Von der Vorderfläche gehen auch die Verbindungen 

 mit der Hausleitung ab , vermittels zweier Klemmschrauben. Diese 

 Verbindung ist unterbrochen durch einen Rheostaten, der es ermöglicht 

 den Heizstrom bis auf Null abzuschwächen; er besteht auch aus 

 Nickelindraht. 



1) Vgl. Zeitschr. f. wiss. Mikrosk. Bd. XI, 1894, p. 207. 



