XXIX, 4, Kabsch: Zur Paraffin technik. 549 



Es ist mir gelungen , Bänder von 1 m Länge , 4 cm Breite 

 und 40 [X Dicke zu erbalten; das ist die höcbste vom Minot- 

 ZiMMERMANN sehen Mikrotom erreicbbare Stärke. Sie kann mancbmal 

 für Rekonstruktionen erwünscbt sein. Aber auch Bänder von nur 

 5 mm Breite und 1 m Länge sind mir gelungen : ein Beweis, daß 

 die Erwärmung für alle Fälle genügt. 



Auch am leider zu wenig bekannten Mikrotom von Olland in 

 Utrecht, das v. d. Broeck beschrieben — Zeitschr. f. wiss. Mikrosk. 

 Bd. XXIV — läßt sich nach Abnehmen des Horngriffs vom Rasier- 

 messer der Heizkörper leicht anbringen. 



Am besten eignet sich Paraffin von 50 bis 52° Schmelzpunkt, 

 dem ich außer den von van Walsem vorgeschriebenen 5 Prozent 

 Wachs noch 1 Prozent Mastix zusetze ; es wird in Alkohol gelöst 

 und unter stetem Umrühren tropfenweise dem geschmolzenen Paraffin 

 zugesetzt. Die Klebkraft, meine ich , wird dadurch erhöht und das 

 Band wird elastischer etwa wie bei einer Doppeleinbettung in Paraffin 

 und Celloidiu. Mehr als 1 Prozent rate ich nicht zu nehmen, da 

 sonst die Schnitte auf dem Seidenband in der Fläche leicht verkleben 

 und sich nicht mehr strecken lassen. — Das leidige Wiederempor- 

 heben des Bandes durch den aufsteigenden Paraffinblock habe ich 

 vermieden durch Abziehen des Messers und Einfetten desselben mit 

 Glyzerin, jedesmal bevor ich eine neue Serie begann. Diese kleinen 

 Kunstgriffe verdanke ich meinem sehr intelligenten technischen Be- 

 rater Herrn Robert Voss , Liegnitz, Frauenstraße , dem Verfertiger 

 des Apparats. 



Aber eine Vorbedingung muß zuerst erfüllt sein, wenn Schnitte 

 gelingen sollen : das Messer muß zum Block die richtige Neigung 

 haben. An meinem Mikrotom waren die Schrauben , welche die 

 Neigung des Messers regulieren, viel zu kurz, so daß nicht, wie es 

 richtig ist, die Messerfläche fast parallel dem Präparatenblock liegt, 

 so daß es gewissermaßen nur schabt. Ich habe sie durch längere 

 ersetzen lassen, die nun das allzusehr geneigte Messer aufrichten. 



Mein Mikrotom habe ich auf ein altes Nähmaschinengestell, das 

 für 3 Mk. bei jedem Händler zu haben ist, montieren lassen, so daß 

 ich beide Hände frei habe. Auch van Walsem hat schon eine ein- 

 fachere Vorrichtung angegeben , um das Mikrotom mit dem Fuße 

 treiben zu können. Ich habe auf das Schwungrad des Mikrotoms 

 zur Verstärkung ein zweites aufschrauben lassen — zwecks Aus- 

 balancierung — von dem über zwei Rollen der Riemen zum Schwung- 

 rade des Nähmaschinengestells geht. 



