550 



K ab seh: Zur Paraffintechnik. 



XXIX, 4. 



Die Abbildung zeigt das Messer hängend am Heizkörper , vor 

 ihm den Kheostaten mit dem Schieber (S) zur Abschwächung des 

 Heizstroms. — 



Die folgenden Mitteilungen bringen eine Modifikation eines Paraffin- 

 bades mit elektrischer Heizung, das im Journal de l'Anatomie et de 

 la Physiologie, Paris 1900, Nr. 5, von Regaud & Fouilland publi- 

 ziert ist. Ich glaube, meine Anordnung ist eine kleine Verbesserung. 



1. 



In seiner ursprünglichen Form heizt eine elektrisch erwärmte 

 Nickelinspirale das Paraffin direkt. Schmilzt man das erkaltete 

 Paraffin von neuem, so wird die harte Oberflächenschicht durch das 

 darunter befindliche heiß werdende Paraffin durchbrochen, was nicht 

 ohne Herumspritzen abgeht. Ich habe es deshalb vorgezogen die 

 Spirale in einen Kasten mit Paraffinöl zu legen. In das heiß 

 werdende Öl kommt in einem Glase das zu schmelzende Paraffin. 



Statt des Quecksilberkontaktthermometers, das an der Oberfläche 

 oxydiert und an den Stellen , wo die Drähte durch das Glas gehen, 

 zersprang, habe ich ein Metallthermometer genommen. Es besteht 

 aus einem U- förmig gebogenen Metallstreifen aus Messing und Xickel- 

 stahl, die aneinandergelötet sind und sich verschieden ausdehnen. 

 Am oberen Ende des Thermometers ist auf einer drehbaren Trommel 



