XXIX, 4. 



Kabsch: Zur Paralfinteclmik. 



551 



eine Gradeinteilung eingraviert von 40 bis 55 C. Sie ist empirisch 

 festgestellt. Habe ich Paraffin von 50 '^ Schmelzpunkt so stelle ich vor- 

 läufig die Trommel auf diesen Grad ein, verbinde die Klemmen {HH) 

 mit der Hausleitung und der Strom geht durch den in der Tiefe 

 des Kastens (Ä') liegenden, auf den Schiefer gewickelten Nickeliudraht 

 von 0'2 mm Dicke und 600 Ohm Widerstand , erhitzt das Öl im 

 Kasten und das Paraffin im Glase (P). Ist die gewünschte Temperatur 

 erreicht, so schaltet ein Relais (i?J den Heizstrom aus, die Temperatur 



sinkt ein wenig und sofort schaltet das Relais den Heizstrom wieder 

 ein, bis die Temperatur wieder auf der alten Höhe ist. Wird der 

 Heizstrom ausgeschaltet , erglüht die Lampe neben dem Relais. So 

 ist mau stets unterrichtet, ob der Apparat funktioniert. — Da die 

 Schieferplatte, auf der der Apparat montiert ist, nur 32 : 24 cm groß 

 ist, läßt er sich bequem auf dem Arbeitstische aufstellen. Man hat 

 ihn so stets vor Augen. Der Ölkasten ist aus Porzellan oder Metall ; 

 im letzteren Falle müssen die Spiralen natürlich isoliert sein und 

 dürfen die Wände des Kasten nicht berühren. Den Ulkasten mit 

 Inhalt überdeckt man zum Schutz vor Staub mit einer Glasglocke. 



