XXIX, 4. Metz: Der aplanatische und achromatische Kondensor. 553 



[Aus den optischen Werken von E. Leitz in Wetzlar.] 



Der aplanatische und achromatische Kondensor. 



Von 

 C. Metz 



in Wetzlar. 



Hierzu sieben Textabbildungen. 



Einen für gewöhnliche Beobachtungen am Mikroskop im Hell- 

 feld verwendbaren Linsenkondensor auch für Beobachtungen im 

 üunkelfeld benutzen zu können , gab den Anlaß zur Konstruktion 

 eines aplanatischen und achromatischen Kondensors. Bei einem ge- 

 wöhnlichen, aus drei einfachen Linsen zusammengesetzten Kondensor 

 von der num. Ap. 1*40, der weder sphärische noch chromatische 

 Korrektion besitzt, aber schon Dunkelfeldbeobachtuugen ermöglicht, 

 machen sich störende Farbenerscheinungen infolge des Mangels der 

 chromatischen Korrektion geltend. Eine gute chromatische Korrek- 

 tion war imstande, diesen Mangel zu beseitigen ; aber ein nur chro- 

 matisch korrigierter Kondensor hätte die Konkurrenz mit den auch 

 sphärisch vorzüglich korrigierten Spiegelkondensoren nicht auf- 

 nehmen können , wenn er nicht auch diese Korrektion in möglichst 

 gleich hohem Maße aufwies. Es war ins Auge gefaßt, eine solche 

 sphärische Korrektion zu erreichen , wie sie der von Leitz zuerst 

 eingeführte Reflexkondensor, bei dem sich die Reflexion an zwei 

 spiegelnden Flächen vollzieht, aufweist. 



Der schon 1907 bis 1908 errechnete Linsenkonderisor hat neuer- 

 dings eine nochmalige wesentliche Verbesserung in der sphärischen 

 Korrektion erfahren. 



In den weitaus meisten Fällen kommen Objekte in wässeriger 

 Lösung, deren Breclnmgsindex den des Wassers von l*3o kaum 

 übersteigt, im Dunkelfeld zur Untersuchung. Strahlen, deren Apertur 

 größer ist als der Brechungsindex der Einbettungsflüssigkeit, werden 

 an der Flüssigkeit, wie eine Rechnung leicht zeigt, total reflektiert 



