558 Metz: Der aphinatische und achromatische Kondensor. XXIX, 4. 



Als Liclit(|uelle eignet sich am besten die zur Dunkelfeld- 

 beobachtunj,^ eigens eingerichtete kleine Bogenlampe mit senkrecht 

 zueinander stehenden Kohlen ; sie braucht eine Stromstärke von 

 4 Aiiip. und kann an jede llausleitung mittels Steckkontakt an- 

 geschlossen werden. Das Licht dieser Lampe wird durch eine mit 

 ihr verbundene Linse i)arallelisiert und durcli den Planspiegel .des 

 Mikroskops dem für i)arallele Strahlen berechneten Kondensor zu- 

 gelenkt. Die um ein Gelenk in der vertikalen Ebene drehbare 

 Lampe wird so eingestellt, daß das aus der Linse austretende Licht- 

 liündel den Planspiegel ausfüllt. Ihr Abstand von dem Mikroskop 

 wird, wie die Abbildung G zeigt, so gewählt, daß der vor dem Mikro- 

 skop Sitzende ohne Miilie die Keguliervorrichtung der J^ampe be- 

 dienen kann. 



Bei Verwendung von Trockensystemen kann noch eine Matt- 

 scheibe zwischen Lami)e und Spiegel eingeschaltet werden. Der 

 Kontrast zwischen Dunkelfeld und helleuchtendem Objekt wird hier- 

 durch noch erhöht. Bei Benutzung schwacher Objektive , etwa Ijis 

 zur Apertur 0*40, kann der Kondensor trocken gebraucht werden. 

 Bei stärkeren Objektiven ist der Kondensor als Immersionskondensor 

 zu verwenden. Gewöiinlich reicht als Medium Wasser zwischen 

 Kondensor und (Objektträger aus. Die etwas schwierige Einstellung 

 des Dunkelfelds bei Verwendung stärkerer Objektive läßt sich durch 

 folgendes Verfahren wesentlich erleichtern. 



Man beobachtet zuerst mit einem mittleren Objektiv, etwa Leitz 

 No. ;>, und starkem Okular, das überhau])t bei der Dunkelfeld- 

 beobachtung mehr zur Geltung kommt und stellt auf das Präparat 

 ein, das schon mittels Ol mit dem Kondensor verbunden ist. Durch 

 die Drehung des Spiegels wird das Licht auf das Präparat geleitet. 

 Der Lichtkreis muß in der Mitte des Gesichtsfeldes zur Erscheinung 

 kommen und möglichst eng und farbenrein sein. Diese richtige, 

 möglichst punktförmige Vereinigung des Lichtes wird erreicht durch 

 Heben und Senken des Kondensors. Stellt man nach dieser vor- 

 bereitenden Einstellung mit dem starken Objektiv ein, so bedarf es 

 nur noch einer geringen Änderung in der Stellung des Spiegels und 

 des Kondensors, um ein vollendetes Dunkelfeld zu erhalten. Diese 

 Hantierungen reichen aus ; besonderer Zentrierschrauben bedarf es 

 nicht, um diesen Zweck zu erreichen. 



Nur ein Linsenkondensor errni»glicht es, von der Beobachtung 

 im Dunkelfeld zu der im Hellfeld schnell überzugehen. Es empfiehlt 

 sich für diesen Zweck noch eine besondere Einrichtung. An Stelle 



