XXIX, 4. Metz: Der apianatische und achromatische Kondensor. 559 



der Trichterblende bringt man eine , mit dem Zwischenstück des 

 Objektivs verbundene kleine Irisblende , die man beim Ilellfeld zu 

 öffnen und beim Dunkelt eld teilweise zu schließen hat. Um den 

 Wechsel der Beleuchtung am Kondensor schnell zu bewerkstelligen, 

 ist unter dem Irisblendenträger des Kondensors eine Zentralblende 

 vorgesellen, die sich mittels einer Schlittenführung bequem ein- und 

 aussclialten läßt. 



Es mag noch auf die unterscheidenden Merkmale der Linsen- 

 kondensoren und Keflexkondensoren hingewiesen werden. Am Retlex- 

 kondensor vollzieht sich der Strahleugang nur mittels Keflexion ; bei 

 den Linsenkondensoren werden im Ilellfeld, sowie im Dunkelfeld die 

 Beleuchtungskegel mit an den Flächen des Kondensors gebrochenen 

 Strahlenbündeln herbeigeführt. An den Linsentlächen linden daneben 

 aber noch Reflexionen statt ; diese können beim Dunkelfeld sich 

 störend geltend machen. Es scheint fast aussichtslos, einen aplana- 

 tischen und achromatischen Linsenkondensor, der zur Korrektion so 

 vieler (iläser und Flächen bedarf, so zu bauen, daß auch jegliche 

 Fläche vermieden ist , von der reflektierte Strahlen durch wieder- 

 holte Reflexionen und Brechungen unter solchen Winkeln den Kon- 

 densor verlassen, daß sie in den Bildraura gelangen können. Diese 

 nicht ganz zu vermeidenden indirekten Strahlen vermögen doch , so 

 lichtschwach sie auch immer sind, die tiefe Schwärze des Dunkel- 

 felds, die nur ein Rcfiexkondensor erreichen kann, zu beeinträch- 

 tigen und der Auflösung der Objekte Abtrag zu tun. 



Dagegen ist der Linsenkondensor als Universalkondensor an- 

 zusehen, ein Vorzug, den bisher ein Reflexkondensor nicht auf- 

 zuweisen hat. Er dient nicht nur den verschiedenen Zwecken des 

 llellfeldes, sondern er dürfte auch unter den Dunkelfeldkondensoren 

 hinsichtlich seiner Leistungen eine der ersten Stellen einnehmen. 



Seine Verwendung im Dunkelfeld beschränkt sich nicht nur auf 

 starke Objektive, sondern das von ihm beleuchtete Feld besitzt eine 

 Ausdehnung, daß es auch schwächere Objektive bis 20 mm Brenn- 

 weite voll ausfüllt. 



Als einziger Reflexkondensor, der als Beleuchtungsapparat im 

 Ilellfeld dient, kann der alte treue Gehilfe des Mikroskopikers, der 

 Hohlspiegel, angesehen werden, der sich aber wegen seines geringen 

 (>tfnungswinkels, wenn man ihn in der Mitte abblendet, nur als 

 Dunkelfeldkondensor für ganz schwache Objektive benutzen läßt. 



