XXIX, 1. Siedentopf: Ultramikroskopische Abbildung linearer Objekte. 17 



Die Beobachtung des dunklen Sektors zur Messung der numeri- 

 schen Apertur des Objektivs stellt man zweckmäßig mit dem 

 Paraboloidkondensor von Zeiss an. Man legt unter denselben noch 

 eine besondere Blende, die seitlich von der Zentralblende des Para- 

 boloidkondensors ein kleines Loch von etwa ^/g mm Durchmesser 

 freiläßt. Als Repräsentant der Nadel genügt jede annähernd gerad- 

 linige Objektkante. Es ist nur notwendig , bei der Beobachtung 

 genau dieselbe Objektstelle zu fixieren , weil im allgemeinen die 

 Objektkanten nicht absolut geradlinig sind. Man würde sonst bei 

 der Messung des Winkels 'Q eine Fälschung um den Betrag be- 

 kommen, der dem Winkel entspricht, den die Tangenten an den 

 beiden Objektpunkten bilden, die wir beim Verschwinden, resp. beim 

 Wiederauftauchen des Bildes während des Drehens des Objekttisches 

 fixiert haben. 



Allseitig schiefe Dunkelfeldbeleuchtung und Azimutfehler 

 der Beleuchtung. Es ist klar, daß wir bei allseitig schiefer Dunkel- 

 feldbeleuchtung diese Erscheinung nicht beobachten können. Dann 

 sind in der Beleuchtung stets Strahlenrichtungen vorhanden, die bei 

 festliegender Nadel K eine solche Öffnung q der Beugungskegel auf 

 der Einheitskugel (Fig. 5) gegen K bilden, daß Mantelstrahlen des 

 Beugungskegels den Öffnungskegel des Objektivs durchdringen. Bei 

 allseitig schiefer Dunkelfeldbeleuchtung werden also bei in der Tisch- 

 ebene liegenden linearen Objekten stets gleichzeitig alle Azimute im 

 Präparat sichtbar gemacht, wir bekommen eine vollständige Abbildung. 



Wir werden also zwecks Sichtbarmachung linearer 

 Objekte der allseitig schiefen Dunkelfeldbeleuchtung 

 stets den Vorzug geben vor der einseitig schiefen (Vor- 

 zug des Paraboloidkondensors oder Kardioidultramikroskops vor dem 

 Spaltultramikroskop nach Siedentopf und Zsigmondy). 



Wenn freilich der Spiegel am Mikroskop nicht sorgfältig so 

 eingestellt ist, daß wirklich alle Partien der Öffnung des Paraboloid- 

 kondensors Licht erhalten, oder wenn, wie es bei schlecht brennen- 

 den Bogenlichtkohlen gelegentlich vorkommen kann , das Bild des 

 Kraters , das auf der Öffnung des Paraboloidkondensors entworfen 

 wird, dunkle Stellen zeigt, dann ist Gelegenheit gegeben, daß infolge 

 der dann wirksamen einseitigen Dunkelfeldbeleuchtung innerhalb ge- 

 wisser Sektoren keine Abbildung eintritt. Ebenso muß es wirken, 

 wenn infolge einseitiger Luftblasen in der Immersion zwischen Ob- 

 jektträger und Paraboloidkondensor größere Azimutbereiche der 

 Beleuchtung ausgeschaltet werden. 



Zeitschr. f. wiss. Mikroskopie. XXIX, 1. 2 



