a SOCIÉTÉ BELGE DE MICROSCOPIE. 



ci-dessous : 



Objectifs. 



1 2 3 



Grossissement 18 40 80 diamètres 



Distance frontale 93 19 7 millimètres 



Toutefois, on peut y adapter tout objectif d'un 

 autre constiucteur pourvu (ju'il soit muni du pas de 

 vis anglais. II est loisible de se servir d'objectifs 

 notablement plus puissants. 



Nous nous sommes servi de l'instrument tant pour 

 des dissections que pour le triage et le placement de 

 diatomées. Dans l'un et dans l'autre cas, nous l'avons 

 trouvé parfait et infiniment supérieur à tout ce que 

 nous avons manié jusqu'à présent. D'ici à peu de 

 temps, croyons-nous, il lemplacera partout l'ancien 

 microscope simple. 



Nous n'avions qu'un regret, c'est que l'instrument 

 fut dépourvu de mouvement lent. Mais M. Leitz, dans 

 ces derniers temps et sur notre suggestion, a remédié 

 à la chose en donnant à l'oculaire un mouvement 

 élévatoire en spirale. C'est maintenant un microscope 

 de voyage complet permettant toutes les observations 

 ({ui n'exigent pas bi lumière oblique et encore cette 

 dernière peut-elle être olitenue par un ju-isme ol>li([ue 

 comme celui dont on se servait il y a une <|uaran- 

 taine d'années, dans les microscopes à tanibour de 

 cette époque. 



Un tube oculaire supplémentaire permet 'd'em- 

 ployer des oculaires ordinaires de même qu'un des 

 excellents ocubiires à dessiner du même constructeur. 

 On peut donc maintenant employei' le microscope 

 avec les objectifs les plus puissants et sans rien 



