82 SOCIÉTÉ BELGB DE MICROSCOPIE. 



sources luminoiises d'une intensité moins grande, 

 par exemple avec les lampes à arc « Liliput », qui 

 peuvent être branchées sur n'importe quelle conduite 

 de lam})es à incandescence. La lampe Nernst rend 

 également de bons services. Depuis quelque temps 

 la Société Auer livre une installation d'éclairage, au 

 moyen de laquelle on obtient une grande force lumi- 

 neuse par le gaz comprimé. Cette nouvelle lam[)e 

 s'est également montrée d'un emploi avantageux 

 dans les recherches ultramicroscopiques. La fig. 5 

 représente la disposition avec l'emphM d'une lampe 

 électrique « Liliput » et d'une lentille d'éclairage, / 

 qui est nécessaire dans ce dernier cas. 



L'emploi des condensateurs à miroir s'est montré 

 prati({ue : 



1] Dans l'examen des solutions colloïdales 



2) )) » du sang 



5) » l'observation des bactéries vivantes et 

 incolores de toutes sortes. 



4) Dans l'examen des corps solides transparents 

 lorsqu'on peut en obtenir des coupes fines. 



Dans l'emploi des condensateurs à miroii* la con- 

 dition essentielle pour obtenir des résultats irrépro- 

 chables est la propreté. Des petits grains de pous- 

 sière, des rayures, les marques les plus petites, les 

 bulles d'air et toutes les autres impuretés quelcon- 

 ques dans le porte-objet ou le verre servant de 

 couvre-objet, produisent l'effet le plus désastreux, 

 lN)ur cette raison il ne faut employer que des porte- 

 objets et des couvre-objets d'une fabrication ti-ès 

 soignée. Tous les objets, li(|uides, bactéries, tissus, 

 etc.. peuvent être examinés de la façon ordinaire, 



