U SOCIÉTÉ BELGE DE MICROSCOPIE. 



ment dit, d'amener l'image de la source lumineuse 

 exactement dans le milieu du champ de l'objectif, en 

 employant un objectif plus faible. 



Pour l'examen des solutions colloïdales on recom- 

 mande rem])loi de petites chambres composées d'un 

 porte-objet d'épaisseur déterminée et d'une lamelle 

 percée d'un trou au centre. Cette lamelle doit être 

 mîistiquée sur le porte-objet ; son ouverture peut- 

 être fermée au moyen d'un couvercle en verre. La 

 profondeur de la concavité peut, suivant les besoins, 

 être de i/lO, 2/10 et 5/10 de mm ; le diamètre sera 

 de 10 mm. Alors, que le li([uide à examiner sèche 

 facilement entre le porte-objet et le couvre-objet, on 

 peut le conserver dans ces sortes de chambres pen- 

 dant des heures entières, sans qu'il subisse de chan- 

 gement. Des li(|uides dont on doit examiner de plus 

 grandes quantités, et dont on veut examiner au 

 microscope les mélanges avec d'autres solutions, sont 

 dirigés à travers une chambre humide représentée 

 par la fig. 6, mise en communication au moyen d'un 

 tuyau en caoutchouc avec une cuvette en verre fermée 

 par un support. Le liquide est forcé de passer dans 

 un espace réservé au milieu de la chambre. 



Pour l'examen des bactéries les porte-objets avec 

 une légère concavité sont très commodes, mais, en 

 général, il su (lit d'employer les porte-objets ordi- 

 naires sur lesquels on place une goutte de liquide 

 mélangé avec les éléments d'une culture et que l'on 

 recouvre d'une lamelle. Les diverses sortes de bacté- 

 ries à cils {[). e. le Spirill. volutans) se voient très 

 distinctement à laide du condensateur à miroii', mais 

 il est nécessaire de soumettre les l)actéries à 1 action 



