MEMOIRES. 



41 



construisit do nouveaux objectifs, dépourvus cette 

 fois-ci de tout défaut. iNous en avons donné une des- 

 cri})tion dans les Bull, de la soc. belge de micros- 

 copie, il y a deux ans. 



C'est dans cette voie nouvelle que s'est orienté 

 M. Reichert à son tour pour l'objectif nouveau que 

 cet habile consti'ucleui* vient de finir, objectif qui 

 présente quelques points spéciaux que nous aurons 

 à signaler. 



L'objectif, dont nous figurons une coupe ci-contre, 

 est composé de sept lentilles dont la nature est 

 comme suit : 



L I en crown optique ordinaire. 



L ^ en fluorine. 



L ") en flint à base de baryte. 



L i en fluorine. 



L 5 en crown à base de baryte. 



L en flint à base de baryte. 



L 7 en spath fluor. 



Ces sept lentilles sont combinées et disposées 

 comme on le voit dans la figure. 



L'objectif, qui a une ouverture numérique de 1.55 

 à 1.56 et est corrigé pour la longueur de IGO à 170 

 millimètres, donne des images excellentes avec les 

 oculaii'es compensateurs et le champ visuel est 

 extraordinairement plan. 



Les matériaux dont il est composé, lui assurent 

 une durée parfaite sous tous les climats. 



Nous avons vérifié l'objectif aussi bien cà l'œil que 

 par la photographie, les résultats des essais dans les 



