LX 



14. Sitzung am 27. April. 



Vortrag — Herr Prof. E. Grimsehl: Einfache Apparate 



zur Bestimmung physikalischer Fundamentalgrößen. 



Die vorgeführten Apparate, die in erster Linie für Unterrichts- 

 zwecke konstruiert sind, veranschaulichen die physikalischen Grund- 

 begriffe in möglichst einfacher Form und gestatten gleichzeitig, den 

 absoluten Wert der durch die \'crsuchsanordnung dargestellten 

 Grundbegriffe hinreichend genau zu messen. Zuerst zeigte der 

 Vortragende einen Apparat zur Bestimmung des mechanischen 

 Wärmeäquivalents. Wenn Arbeit, insbesondere Bewegung, mecha- 

 nisch verloren geht, so setzt sie sich in Wärme um. Die zahlen- 

 mäßige Beziehung zwischen dieser Wärme und der durch sie 

 erzeugten Arbeitsmenge ist von allergrößter praktischer und theore- 

 tischer Bedeutung. In dem vorgeführten Apparate wurde die 

 Bestimmung des Wärmeäquivalentes in der Zeit von kaum einer 

 Minute ausgeführt. Der Apparat besteht aus einer Winde, durch 

 die ein Gewichtsstück, z. B. 5 kg. auf eine bestimmte Höhe auf- 

 gewunden war. Auf der Achse der Winde sitzt eine Ilolzbüchse 

 mit einer kegelförmigen Bohrung, in die genau ein hohler Kupfer- 

 kegel paßt. Dieser Kegel ist allseitig verschlossen, mit Ausnahme 

 eines Ansatzröhrchens, das durch einen Gummischlauch mit einem 

 Manometer verbunden wird. Beim Loslassen der Winde würde das 

 Gewichtsstück herunterfallen, wenn es nicht durch den mit einer 

 passenden Druckvorrichtung in die Höhlung gedrückten Kupferkegel 

 am Fallen gehindert würde. Die beim langsamen Heruniersinken 

 des Gewichtsstückes am Kupferkegel hervorgerufene Reibung er- 

 wärmt den Hohlkegel, also auch die darin befindliche Luft, die 

 ausgedehnt wird und die Flüssigkeit im Manometer um ein meß- 

 bares Stuck bewegt. Aus der Größe dieser Bewegung kann durch 

 einfache Rechnung die erzeugte Temperaturerhöhung bestimmt 

 werden. Da man die zur Erwärmung des Kupferkegels auf diese 

 Temperaturerhöhung notwendige Wärmemenge kennt, so kann man 

 auch die gesamte entwickelte Wärmemenge direkt bestimmen. Die 

 beim Fallen des Gewichtsstückes verloren gegangene, also in Wärme 

 umgesetzte mechanische Arbeit berechnet sich als das Produkt aus 

 der Größe des fallenden Gewichts und der Fallhöhe. Durch Gleich- 

 setzung der beiden Werte: Arbeit und Wärme ergibt sich das 

 mechanische Wärmeäquivalent. Eine vom Vortragenden ausgeführte 

 Bestimmung des mechanischen Wärmeäquivalenles ergab den Wert 

 480 mkg. — Der zweite vorgeführte Apparat gestattet die Messung 

 der Wellenlänge des Lichtes. Dem Apparate liegt das Prinziji zu 

 Grunde, daß im Schatten eines dünnen Drahtes, der von parallelen 

 Lichtstrahlen beleuchtet wird, sogenannte Interferenzstreifen auftreten, 

 die daher rühren, daß die an den beiden Seiten des Drahtes durch 

 Beugung abgelenkten Lichtstrahlen innerhalb des Schattenraumes 

 des Drahtes in der Mitte mit gleicher Schwingungsphase eintreffen, 

 sich also gegenseitig verstärken, während in anderen Punkten die 

 Lichtstrahlen mit entgegengesetzter Phase ankommen, weshalb sie 

 sich gegenseitig aufheben, also Dunkelheit erzeugen. Die Breite 

 des benutzten Drahtes, der Abstand zweier benachbarter dunkler 



