X, 1. Referate und Besprechungen. 91 



halten geblieben, die Gebilde der Natur correct wiederzugeben, Miethb 

 verfolgte die Eisbildungen auf Glasplatten weiter und kam zu dem inter- 

 essanten Ergebniss, dass die mikroskopischen Krystalle stets den auf 

 der Oberfläche des Glases vorhandenen Ritzen (Schrammen, Polirfurchen 

 u. s. w.) folgen. Zwei dem Aufsatze beigegebene Zinkätzungen illu- 

 striren diese Verhältnisse in trefflichster Weise: die Eiskrystalloide hal- 

 ten sich genau an die kreisförmigen Risse, welche auf polirtem Plan- 

 glase durch Behandlung mit einem Schleifmaterial erzeugt sind. Schliess- 

 lich photographirte Miethe in polarisirtem Lichte die in dünner Wasser- 

 schicht bei langsamer Abkühlung aufschiessenden Krystalle. Die im Lichte 

 hellen, in Wirklichkeit in den prächtigsten Farben schillernden Krystalle 

 heben sich bei dieser Methode vorzüglich von dem dunklen Hinter- 

 grunde ab. Dr. R. Neuhauss (Berlin). 



Martens, A., Die mikroskopische Untersuchung der Me- 

 talle (GiiASER's Ann. f. Gewerbe und Bauwesen Bd. XXX, 

 1892, p. 201). 

 Marxens, der Leiter der königl. mechanisch-technischen Versuchs- 

 anstalt zu Charlottenburg, der die mikrophotographische Literatur schon 

 durch mehrere werthvolle Arbeiten bereichert hat, giebt in vorliegendem 

 Aufsatze eine Uebersicht über die Einrichtungen und Maassnahmen, die 

 zur Ausführung der mikroskopischen und mikrophotographischen Unter- 

 suchung von Metallen nothwendig sind. Die für mikrophotographische 

 Aufnahmen bestimmten Schliffe sind mit besonderer Sorgfalt auszu- 

 führen. Verf. bespricht die hierbei einzuschlagenden Methoden. Bei 

 dem mikrophotographischen Apparate sind Camera und Mikroskop ge- 

 trennt und erschütterungsfrei aufzustellen. Der bewegliche Objecttisch 

 kann in der Richtung der optischen Achse um etwa 7 mm verschoben 

 werden, sodass auch sehr dicke Stücke noch abzubilden sind. Die Be- 

 leuchtung des undurchsichtigen Schliffes erfolgt von oben her. Der 

 gegen die Mikroskopachse unter 90 " einfallende Lichtkegel wird durch 

 Spiegelung ganz oder nahezu parallel zur optischen Achse auf das Ob- 

 ject geworfen. Zu dem Zweck ist bei schwachen Vergrösserungen vor 

 dem Objectiv ein ganz dünner, unbelegter Spiegel unter 45 " aufgestellt. 

 Dieser Spiegel wirft einen Theil des von der Zirkonlampe ausgehenden 

 Lichtes auf das Object, welches stark beleuchtet nunmehr durch die 

 dünne Spiegelplatte hindurch vom Objectiv auf der matten Scheibe ab- 

 gebildet wird. Für stärkere Vergrösserungen wird der Lichtkegel durch 

 ein kleines Fenster in der Objectivfassung auf ein Glasprisma geworfen, 

 welches das Licht durch die von ihm bedeckte halbe Objectivöflfnung 



